420 



Manometers wurde oft kontrolliert und innerhalb der Ablesemöglichkeit kon- 

 stant gefunden. Er lag bei 0.61 cm des Bandmaßes. 



s 15 ist die Dichte des Quecksilbers bei 15°= 13.559, 



s ist die Dichte des Quecksilbers bei 0° = 13.596, 



a ist die Dichte des Rizinusöls = 0.96, 



q, der mittlere Querschnitt der Steigröhren, ergab sich durch Auswägen 

 mit Quecksilber zu 0.252 qcm. 



Daß die Steigröhren nicht konisch waren, wurde durch stückweises Aus- 

 wägen festgestellt. 



q L , der Querschnitt des Manometerbassins, wurde zu 77.45 qcm gefunden 

 (Wagner). 



Die zu benutzende Reduktionsformel berechnet sich daraus zu: 



p = H 15 • 0.8088. 



Dieses p ist, wie bemerkt, der Überdruck im Drucksystem über den 

 Außendruck. Um den gesamten Innendruck zu erhalten, ist dazu der Baro- 

 meterstand auf 0° reduziert und auf Atmosphären umgerechnet zu addieren. 



Eine Schwerekorrektion und die von Regnault J ) angegebene Korrektion 

 wegen der Abnahme des Luftdrucks auf das freie Ende der Quecksilbersäule 

 bei steigendem Quecksilber wurde nicht angebracht, weil sie sich entgegen- 

 wirken und nur die absoluten Werte beeinflussen. 



Die Kompressibilität des Quecksilbers wurde gleichfalls vernachlässigt. 



Beim Ablesen der Quecksilbersäule wurden die üblichen Vorsichtsmaßregeln 

 beobachtet, bestehend in Kolbenrotieren und Klopfen des Meniskus. Parall- 

 axenfreie Ablesung erfolgte mit Hilfe eines kleinen Spiegels an der Kuppe. 

 Die Kuppenhöhen waren merklich konstant. Kapillardepression war deshalb 

 nicht zu berücksichtigen. 



Die bei den Druckmessungen ausgeführten Einzeleinstellungen, zwischen 

 denen stets größere Schwankungen des Quecksilberniveaus in den Steigröhren 

 mit der Ölregulierschraube (R in der Figur Wagners) vorgenommen wurden, 

 ergaben mit Sicherheit Übereinstimmung innerhalb der Ablesegenauigkeit von 

 0.1 mm. Die daraus genommenen Mittel dürften also auf 0.1 mm sicher sein. 

 Der gleiche Fehler ist beim Ablesen des Nullpunktes möglich. Dies entspricht 

 im günstigsten Fall, bei einer Quecksilbersäule von rund 2 1 /-2 Metern, einer 

 relativen Genauigkeit der Druckmessung von rund 0.1 %o. Bei niederen 

 Drucken ist die Genauigkeit entsprechend geringer. Dagegen ist zu betonen, 



M Regnault, Experiences 1, (1847), Sixieine Mein.. .S. 360. 



