421 



daß die absolute Genauigkeit sieben ist durch das Verhältnis der Kolben- 

 querschnitte, das von Wagner auf 1 %o verbürgt wird. 



Das nach der Ablesung des Manometers betätigte Schließen des Ventils 

 V 1 hatte keine feststellbare Druckerhöhung zur Folge. 



Das Volumen des ausgeflossenen Glyzerins und das Volumen der 

 aus dem Stahlrohr in den Gl yzerinballon eingetretenen Luft. 



Das aus dem großen Ballon durch die aus dem Stahlrohr kommende Luft 

 verdrängte Glyzerin floß in große, ca. 7 Liter haltende zylindrische Glasgefäße 

 und wurde auf einer Robervalschen Wage mit Tariermethode gewogen. Die 

 benutzten Gewichte waren auf Normalgewicht bezogen. 



Als Temperatur des Glyzerins wurde die an dem Thermometer des großen 

 Wasserbades unter häufigem und anhaltendem Rühren abgelesene angenommen. 

 Das Thermometer war in 0.2° geteilt und mit einem Normalthermometer ver- 

 glichen (siehe oben). Bei den günstigen Verhältnissen, die zur Zeit der pv- 

 Messungen herrschten, änderte sich die Temperatur des Bades nur in ver- 

 schwindendem Maße mit der Zeit. Der höchste, nur ein- oder zweimal 

 beobachtete Gang betrug 0.05° pro Stunde. Ein für die übrige Genauigkeit 

 der Versuche in Betracht kommendes Nachhinken der Glyzerintemperatur hinter 

 der des Wasserbades war also nicht zu befürchten. 



Die Dichte des Glyzerins wurde Anfangs nach jeder pv -Messung, später 

 weniger häufig, mit dem Pyknometer bestimmt. Sie nahm mit der Zeit etwas 

 ab und zwar während der insgesamt ausgeführten 67 pv- Messungen um rund 

 1 °/oo, wohl infolge der Aufnahme von Wasserdampf aus der Luft. Der Gang 

 der Glyzerindichte, abhängig von der Zeit, wurde graphisch aufgetragen und 

 daraus für jeden Versuch die Dichte entnommen. Die Abhängigkeit der Dichte 

 von der Temperatur ergab sich aus dem mit dem Pyknometer gemessenen 

 Ausdehnungskoeffizienten: u = 0.00045. 



Das so gemessene Volumen des Glyzerins ist mit den nötigen Korrektionen 

 gleich dem Volumen der aus dem Druckstahlrohr ausgetretenen Luft bei dem 

 herrschenden Barometerstand und der Temperatur des Wasserbades. 



Folgende Korrektionen und Vorsichtsmaßregeln wurden berücksichtigt: 



1. Die Frage nach der Zeit, innerhalb deren die aus dem Druckrohr 

 ausgetretene kalte Luft die Temperatur des Wasserbades annahm, ließ sich 

 experimentell beantworten, indem man die ganze Anordnung als Luftthermo- 

 meter benutzte. Wenige Minuten nachdem das Auszapfen des Glyzerins be- 

 endet war, was bei 200 Atmosphären Druck etwa 30 Minuten dauerte, wurde 



