422 



der arn Quecksilbermanometer Q festzustellende Druck merklich konstant. Bis 

 zu den definitiven Druckablesungen für die Zwecke der Glyzerininterpolation 

 wartete man dann noch 30 — 40 Minuten. 



2. Der Temperaturgang war im allgemeinen verschieden für die in freier 

 Luft befindlichen Verbindungsröhren zwischen Druckstahlrohr und Quecksilber- 

 manometer bzw. Glyzerinballon, und für den im Wasserbad befindlichen großen 

 Ballon. Die Temperatur im Druckrohr selbst war konstant. Es befand sich 

 ein Thermometer neben dem festen Rohr des Quecksilbermanometers, eines 

 hing am Hahn H 2 , ein weiteres in 0.2° geteiltes (siehe oben), steckte im 

 Wasserbad. 



Der Temperaturgang in freier Luft war an sich nicht groß und auch 

 deshalb von verschwindendem Einfluß, weil die Verbindungsröhren selbst in 

 ungünstigen Fällen bei Versuchen mit niedrigem Druck nur etwa 5% des 

 Gesamtvolumens ausmachten. Der Temperaturgang im Wasserbad des Ballons 

 war ganz unbedeutend, dagegen von relativ großem Einfluß, weil das Haupt- 

 volumen in Betracht kam. 



Die Überdrucke bzw. Unterdrucke, die am Quecksilbermanometer zur 

 Interpolation der ausgeflossenen Glyzerinmenge abgelesen wurden, wurden auf 

 die Temperatur, die beim Abschließen der Hähne H 3 und JT, von der Atmo- 

 sphäre geherrscht hatte, umgerechnet mit dem thermischen Druckkoeffizienten 

 der Luft und unter Berücksichtigung der Anteile von Ballon und Verbindungs- 

 röhren am Gesamtvolumen, sowie ihrer besonderen Temperaturgänge. Diese 

 Korrektionen hatten die Größenordnung von einigen Zehntelmillimetern. Des- 

 wegen entfiel auch hier die Notwendigkeit, das Volumen der Verbindungs- 

 röhren genauer zu kennen. 



3. Ein Gang des äußeren Luftdrucks wurde in Rechnung gezogen, indem 

 die Interpolationsüber- und Unterdrucke auf den Barometerstand reduziert 

 wurden, der beim Abschließen der Hähne von der Atmosphäre geherrscht hatte. 



4. Es war möglich, daß der große Ballon mit Glyzerinfüllung ein anderes 

 Volumen hatte als ohne diese, wegen des Bodendrucks des Glyzerins. In der 

 Tat war ein solcher Einfluß wahrzunehmen. Er wurde nicht berücksichtigt, 

 weil im ungünstigsten Fall die Volumänderung J /iooooo des Gesamtvolumens 

 betrug. Noch weniger brauchte also in Rücksicht gezogen zu werden der 

 Einfluß der Interpolationsüber- bzw. Unterdrucke auf das Volumen des Ballons. 



5. Ein Fehler konnte auftreten dadurch, daß das Glyzerin Luft absorbierte 

 und das Volumen der aus dem Stahlrohr austretenden Luft zu klein erscheinen 

 ließ. Dagegen spricht die geringe Absorptionsfähigkeit des Glyzerins für 



