423 



Gase. 1 ) der kleine Überdruck, unter dem die Luft in den Ballon eintrat, und 

 die Tatsache, daß das Glyzerin beim Auszapfen mit großer Oberfläche mit 

 Luft in Berührung kam, so daß es reichlich Gelegenheit hatte, sich zu sättigen. 

 Auch die p r - Versuche selbst geben keinen Anhalt für das Vorhandensein einer 

 solchen Fehlerquelle. 



6. Auf die Beseitigung der letzten Reste von Wasserdampf aus der in das 

 Druckrohr eintretenden Luft wurde besonderer Wert gelegt. Die zu dem 

 Zwecke auf — 79° abgekühlte Kupferspirale K hatte eine Gesamtlänge von 

 ca. 4 Metern und einen Innendurchmesser von 2 mm. Die in das Stahlrohr 

 hineinzupressende Luft durchströmte sie in einem Betrag von 1 ccm pro Sekunde. 

 Dadurch ist. wie auch besondere Versuche mit Glasröhren ergaben, die Sicher- 

 heit gewährleistet, daß die Spannung des etwa aus der Spirale austretenden 

 Wasserdampfes nicht größer ist, als der Temperatur von — 79° entspricht. 

 Dieser Dampfdruck kommt für die Genauigkeit der vorliegenden Versuche 

 nicht mehr in Betracht. 2 ) 



7. Gegen das Vorhandensein von Kohlensäure wurde außer der Schicht 

 Natronkalk im Trockenrohr der Druckluftanlage keine Vorsichtsmaßregeln 

 getroffen, weil der Einfluß auf die Dichte der Luft für unsere Endgenauigkeit 

 nicht merklich ist (siehe oben bei den Schallgeschwindigkeitsmessungen). 



8. Der Glyzerindampfdruck konnte störend wirken, falls er sich während 

 eines /> /-Versuchs aus irgend einem Grunde änderte. Es wurde während der 

 Wartezeit zwischen Auszapfen des Glyzerins und Ablesen des Quecksilber- 

 manometers die besondere Aufmerksamkeit auf Druckänderungen gerichtet, die 

 von diesem Einfluß herrühren konnten. Wie zu erwarten, wurde nie eine 

 wahrnehmbare Wirkung beobachtet, denn der Glyzerindampfdruck ist schon 

 an sich unbeträchtlich. Er beträgt für reines Glyzerin 0.24 mm für 118.5 . 3 ) 



9. In eingehender Weise wurde die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß 

 durch Undichtwerden, besonders des Drucksystems, störende Luftverluste ein- 

 treten könnten. Besonderes Augenmerk war deswegen zu richten auf die 

 Packungen der Ventile V x und V 2 , auf die Verschraubungen dieser Ventile 

 mit dem Stahlrohr und auf die Absperrkegel, die den Weg sperrten von den 

 Ventilen in die Druckröhrenleitungen. Die anderen Verbindungen und Hähne 

 von V 2 bis zum Glyzerinballon bzw. zum Quecksilbermanometer hatten nur 



Gr. Just, Zeitsehr. für phys. Chemie, 37, S. 342, 1901. 

 : Scheel, Verh. d. d. phys. Ges. 5, S. 287, 1903 gibt unter Diskussion der vorhandenen Messungen 

 den Dampfdruck des Wassers für — 50° zu rund 0.04 mm. 



3 ) Richardson, Journal of the chemical Society, 49, S. 764. 



