424 



Überdrucke bis eine halbe Atmosphäre auszuhalten und waren mit den gewöhn- 

 lichen Vorsichtsmaßregeln leicht dicht zu bekommen. Von dem Dichthalten 

 der unter Hochdruck stehenden Stahlrohrverschraubungen und Packungen 

 konnte man sich während der Versuche dauernd überzeugen, weil sie in einem 

 Flüssigkeitsbad lagen. Das Dichthalten des Ventilkegels in V 2 wurde mit dem 

 Quecksilbermanometer untersucht, während des Abwartens der Temperatur- 

 konstanz im Stahlrohr, das des Kegels in F, dadurch, daß man die Druck- 

 leitung abschraubte und ein Glyzerinmanometer ansetzte. Es machte keine 

 Schwierigkeiten, alle Verschraubungen und Ventilkegel mit Sicherheit dicht 

 zu bekommen. Dagegen versagten die Lederverpackungen am Ventil V l bei 

 den — 79°-Versuchen bei höheren Drucken, indem trotz schärfsten Anziehens 

 der Packungsschrauben beim Schließen des Ventils nach der Ablesung des 

 Amagatmanometers hörbar Luft auszischte, so daß es unsicher war, welcher 

 Druck im Stahlrohr im Moment des Ventilschließens herrschte. In der Tat 

 gingen die Versuche 46 — 50 inklusive auf diese Art verloren. Vollständige 

 Abhilfe wurde erzielt, indem man die Lederpackungen im Ventil F, und gleich- 

 zeitig im Ventil F 2 durch Feuerschwamm ersetzte. 



10. Es bliebe die Möglichkeit einer Absorption von Luft durch die Stahl- 

 rohrwände bei hohem Druck. Mangels jeglicher experimenteller Daten über 

 diesen jedenfalls außerordentlich geringen, wenn überhaupt vorhandenen Einfluß, 

 erübrigt sich das Anbringen einer Korrektion. 



Berechnung der Endwerte. 



Um aus dem so korrigierten Volumen der aus dem Stahlrohr ausgetretenen 

 Luft ihre Maße zu erhalten, ist es mit ihrer Dichte zu multiplizieren. Als 

 Temperatur der Luft ist dabei die des Wasserbades beim Abschließen der 

 Hähne H x und H 3 von der Atmosphäre, als Druck der gleichzeitige Barometer- 

 stand zu nehmen (siehe oben). Die Dichte wurde aus den Tabellen von Landolt 

 und Börnstein, 3. Auflage, entnommen. Da hier der absolute Barometerstand 

 in Frage kommt, wurde das benutzte Heberbarometer von Fueß-Berlin auf die 

 Güte des Vakuums nachgeprüft. Die davon herrührende Korrektion betrug 

 einige hundertstel Millimeter und wurde weggelassen. Auch die Schwere- 

 korrektion wurde weggelassen, einmal, weil sie für München blos 5 /iooooo 

 beträgt 1 ) und dann, weil sie für unseren pv -Endwert, der auf Luft von 0° 

 und 760 mm bezogen ist. herausfällt. Eine Korrektion für eine etwaige Niveau- 



') Landolt-Bömstein. 3. Auflage. 



