i 







ie 



i 



te 



t 



ii 



ei 







Aquivalentbestimmung des Phosphors. 



121 



Aus der dreischenkeligen Rohre treten die Gase in ein System von fiinf U-formigen Rohren, welche 

 zusammen eine Lange von nahe 7 Metern haben. Die erste Rohre c enthalt Bimssteinstiicke, die mit con- 



*» 



centrirter Atzkalilosung befeuchtct sind , und dic'nt zur Aufnahme der in der Luft und in dcm Sauerstoff- 

 gase enthaltenen Kohlensaure. Die iibrigen sind zum Trocknen der Gase bestimmt, und zwar enthalt die 

 Rohre d Chlorcalcium , die Rohre e mit Schwefelsaure befeuchtete Bimssteinstiicke, die horizontal liegende 

 Rohre f wasserfreie Phosphorsaure und die Rohre g wieder Chlorcalcium. Diese Rohre g soil nur dazu 

 dienen, die Feuehtigkeit der Luft von der mit Phosphorsaure gefullten Rohre abzuhalten, wenn der Apparat 

 nicht im Gebrauche ist. Sammtliehe Rohren hangen mittelst Kupferdrathen an einem einzigen Trager mit 

 horizontalem Arme. Dieser Theil des Apparates wird im Folgenden der vordere heissen. 



Von der Rohre mit Phosphorsaure ist nur noch die Art ihrer Fullung anzufiihren. Es wurden zu diesem 

 Behufe abwechselnd nach einer Schichte von 1 — 2 Grm. amorphen Phosphors eine circa 5 — 6 Centim. 

 lange Schichte von Bimssteinstucken gebracht, die vorher mit Salzsaure behandelt, ausgewaschen , gegliiht 

 und in trockener Luft erkaltet waren. Die so vorgerichtete Rohre wurde nun, ohne sie aus der horizontalen 

 Lage zu bringen, in welcher sie auch fur die Folge zu bleiben bestimmt war, in den oben beschriebenen 

 Apparat eingeschaltet, und dann der Phosphor in einem aus den Gasometern stromenden Gemenge von 

 Sauerstoffgas und atmospharischer Luft verbrannt. Das weggehende Stickgas vertheilt die vollkommen 

 trockene Phosphorsaure dermassen iiber die Bimssteinstiicke, dass dieselbe den durchgehenden Gasen eine 

 sehr grosse Oberflaehe darbietet, wodurch die vollkommenste Trocknung derselben bewirkt wird. 



Nebenbei mag hier bemerkt werden , dass man sich ganz auf dieselbe Weise, bei Anwendung einer 

 weiteren , geraden Rohre ohne Bimssteinstiicke , des amorphen Phosphors sehr bequem zur Bereitung 

 beliebiger Mengen vollkommen wasserfreier Phosphorsaure bedienen kann. 



An die Rohre g schliesst sich die Verbrennungsrohre h i an , und mit dieser steht eine Chlorcalcium- 

 rohre k in Verbindung, welche vor und nach der Verbrennung gewogen wird. Urn den Einfluss der 

 Feuehtigkeit der Atmosphare abzuhalten, besteht das hintere Ende des Apparates aus einem Rohrensysteme 

 g , f , d , welches, mit Ausnahme der Rohre mit Atzkalilosung und der mit Schwefelsaure, ganz so ein- 

 gerichtet ist , wie der vordere Theil. Das Ende des ganzen Apparates bildet eine mit concentrirter Schwe- 

 felsaure abgesperrte Kugelrohre / von geringer Weite. 



Die Verbrennungsrohre h i, Fig. 2, besteht aus hartem Glase und wird aus einer Rohre wie sie zuorganischen 

 Analysen dienen, geblasen. Das Stuck h m ist 1 Decim. lang und etwa 5 Millim. weit; der Theil derselben 

 mn, in welchem die Verbrennung geschieht, hat eine Lange von 11 — 12 Centim. und eine Weite von 

 etwas mehr als 2 Centim. Dann folgen zwei Kugeln. Die Lange des Stuckes o i betragt 15 — 16 Centim. Bei 

 p enthalt die Rohre eine etwa 3 — 4 Centim. lange Schichte von Baumwolle, die so dicht hineingeschoben 

 ist , dass die Luft beim Durchstreichen einen geringen Widerstand erfahrt. Das Ende der Rohre ist mit 

 einem durchbohrten , von aussen eingesiegelten Korke versehen , der die zur weiteren Verbindung dienende 

 enge Rohre aufnimmt, welche mit einem vollkommen eingeschliffenen Glasstopsel verschlossen werden kann. 

 Das bei der Verbrennung befolgte Verfahren ist nun Folgendes : 



— -.Zuerst wird die gehorig vorgerichtete Verbrennungs- 

 rohre sammt der Baumwolle und den Stopseln gewo- 



A 



7/1 



7 1 



J> 



gen. Dann bringt man den Phosphor bei h mittelst einer Papierrinne in die Rohre , sorgt dafiir , dass er 

 in dem vorderen Theil der Erweiterung mn, bei m zu liegen kommt, und wiegt nun die Rohre wieder, 

 wodurch das Gewicht des Phosphors gegeben ist. Es betrug dieses bei keinem Versuche weniger als 1 Grm. 

 Auch wurde der Phosphor, um jede Spur von Feuehtigkeit zu vertreiben, unmittelbar vor dem Versuche in 

 einem indifferenten trockenen Gase bis 180° erhitzt. 



Nachdem die Rohre zwischen die beiden Rohrensysteme eingeschaltet ist, wird so lange aus dem 

 Gasometer O Sauerstoffgas durch den Apparat geleitet , bis ein an das offene Ende der Rohre gehaltener 

 gluhender Holzspan sich entzimdet. Nun wird der Zutritt desselben durch Schliessen des Hahnes unter- 



Denkschriften d. mathem.-naturw. CL IV. Bd. 



16 



Ti*> 

















i 



I 





i 







i ■ '. 





' 













i 







I < 



i 



: ;i 



I 1 



I 







.■• 







< 





1 



I 



I 









ll 



,» 



1 









f 





7 



.* - • ■- 



