verschoben. Daß unter solchen Umständen Refraktionsstörungen eintreten 



^ v 



können, ist sehr wohl möglich. Allerdings wirkt ein günstiger Faktor diesen 

 entgegen: ein fast unausgesetzt herrschender Wind, der den thermischen Aus- 

 gleich rasch besorgt. Die Untersuchung der Saaltemperatur, der ich mich 

 zunächst zuwende, wird uns seine Wirkung erkennen lassen. 



IL Die Saaltemperatur. 



Allgemeine Grundsätze über die zweckmäßigste Aufstellung von Thermo- 

 metern lassen sich wegen der verschiedenartigen Beschaffenheit der Beobach- 

 tungsräume nicht aufstellen; auch das jeweilige Klima wird hierbei maß- 

 gebend sein. In erster Näherung begnügt man sich damit, die äußere Tem- 

 peratur und die am Orte der Messung, also am Okular zu bestimmen. Man 

 legt dann die eine oder die andere der Rechnung zu Grunde und läßt über 

 die Richtigkeit dieser Annahme die Beobachtungen selbst entscheiden; man 

 setzt die Z D Differenzen einfach proportional der Temperaturdifferenz : 

 Außen — Innen. Vorausgesetzt ist hierbei, daß der Proportionalitätsfaktor in 

 allen Z D der gleiche ist, daß keine der Temperaturdifferenz parallellaufenden 

 Einflüsse vorhanden sind und daß schließlich die thermischen Niveauflächen 

 konzentrisch zum Instrument gelagert sind. Dieses letztere wird kaum zu- 

 treffen, am wenigsten bei Tage und in den ersten Stunden nach Sonnenunter- 

 gang. Durch Aufstellung mehrerer Thermometer in horizontaler und verti- 

 kaler Richtung wird man ein angenähertes Bild der Schichtenlagerung erhalten. 



Demgemäß waren folgende Anordnungen getroffen: Die sogenannte innere 

 Temperatur zeigte ein am Instrumente in Axenhöhe frei hängendes Thermo- 

 meter ■ — T ( — - an, die Außentemperatur im Norden ein solches in gleicher 

 Höhe mit dem ersten, 80 cm von der äußeren Mauer wand entfernt — T s — . 

 Bei diesem befand sich auch das feuchte Thermometer. Ebenfalls in gleicher 

 Höhe und gleich weit außerhalb des Spalts hing im Süden in einem mit 

 Drahtgaze umspannten Rahmen das Südthermometer — T s — , das der Sonne 

 wegen nur nachts abgelesen wurde. In einer Höhe von 1,20 m über dem 

 Dache befand sich an einem in den Spalt ragenden Galgen in einem doppel- 

 wandigen, nur nach Norden offenen Thermometerkasten das Zenitthermometer 

 — T z — . Der Kasten konnte an einem Drahtseil sehr rasch herunter ge- 

 lassen werden. Alle Thermometer sind in 0,2 Grad geteilt und vorher von 

 der k. k. Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus geprüft (cf. 

 Gr. I, pag. 86). 



