8 



In der ersten Reihe sind die Entfernungen der Thermometer von der 

 Mitte des Saales gegeben, die durch den Vertikalstrich gekennzeichnet ist, in 

 der zweiten die Differenzen gegen T t . Der Temperaturabfall geht anfangs 

 langsamer vor sich, dann rascher; der Gradient beträgt zuerst für 1 m rund 

 0°.09, zum Schluß 0°.17. Da die Angaben von T Ir und T s übereinstimmen, 

 so folgt, daß das Temperaturmaximum nach Süden um etwa 0.7 m verschoben 

 ist. Hier hat nun ein merkwürdiger Zufall ein offenbar günstiges Spiel ge- 

 trieben: Um Raum für die Einführung des Umlegebocks zu gewinnen, ist das 

 Instrument nicht in der Mitte des Saales aufgestellt, sondern um 0.47 m nach 

 Süden verschoben, also nahezu an jener Stelle, die in horizontaler Richtung 

 das Zentrum der thermischen Niveauschichten bildet. 



In vertikaler Richtung ergab sich das folgende Bild 

 T A T B T z 



1.8 m 2.9 m 5.0 m 



0°.00 +0.11 +0.48 



Die Höhen der ersten Reihe sind gemessen von der Instrumentaxe, die 

 Differenzen beziehen sich auf 1). Es geht also auch hier die Abnahme zu- 

 erst sehr langsam vor sich, langsamer als in horizontaler Richtung, höher 

 hinauf rascher. Ein mit der Axe des Instruments konzentrischer Zylinder, 

 der durch J s geht und hier auf eine um 0°.4 niedrigere Temperatur trifft, 

 würde im Zenit eine Stelle gleicher Temperatur durchschneiden, im Norden 

 eine um nur 0°.2 tiefere. Es folgt somit, daß die thermische Niveaufläche 

 des Saales nahezu mit der Instrumentaxe konzentrisch verläuft; im Norden 

 findet eine leichte Einbuchtung nach Innen statt. Hiernach wird eine Saal- 

 refraktion in einem merklichen Betrage nicht zu befürchten sein. 



Selbst bei verschiedener Windstärke bleibt die Schichtung im Mittel un- 

 verändert, wie folgende Zahlen ergeben 



Windstärke T t — Ty Tf—Ts T { -T z 



0—1 + 0°.81 + 0°.57 + 0.59 



2—3 +64 +44 + 0.51 



über 4 +45 +29 + 0.32 



T s und T z stimmen nahezu überein, T y steht um rund 0°.2 tiefer. 



Im einzelnen treten natürlich mehrfach Abweichungen von diesem Bilde 

 auf: Es treten Inversionen ein, wenn auch selten; sprungweise Änderungen 

 bei dem einen Thermometer, bei den anderen nicht; das eine steigt, das 

 andere fällt etc. Refraktionsanomalien, die hierdurch entstehen, müssen in 

 das Gebiet der zufälligen Fehler verwiesen werden, systematische sind kaum 

 zu befürchten. 



