12 



Über die bei den quantitativen Messungen des Gehaltes der Atmosphäre an festen 

 radioaktiven Stoffen angewandte Methode vgl. K. Kurz, Phys. Zs. 9, 177 — 184, 1908. 

 Diese Messungen mußten auch zum Zweck einer Reduktion der „ Aktivierungszahl " auf 

 absolutes Maß vorgenommen werden. 



Wegen der Schwankungen, denen die radioaktiven Stoffe in der Atmosphäre durch 

 meteorologische Faktoren unterworfen sind, ist es schwer, die an verschiedenen Tagen bei 

 verschiedenen Bedingungen, Variation der Expositionszeit, Variation der Expositionsspan- 

 nung, erhaltenen Resultate direkt miteinander zu vergleichen. Es wurden daher, um diesen 

 Vergleich zu ermöglichen, immer gleichzeitig zwei Drähte exponiert. An dem einen, dem 

 Versuchsdraht, wurden die Variationen vorgenommen; der zweite Draht, der Normaldraht 

 oder Koritrolldraht, wurde bei allen Versuchen bei derselben Spannung dieselbe Zeit 

 aktiviert, konnte also ein relatives Maß für die augenblicklich vorhandene Menge radio- 

 aktiver Substanz in der Atmosphäre geben. 



Versuchsanordnung. 



Ein dünner Kupferdraht von 23,55 m Länge und 0,2 mm Durchmesser in freier Luft 

 vertikal ausgespannt und isoliert befestigt, wird eine bestimmte Zeit auf bestimmtem 

 Potential gehalten, dann rasch auf ein Gestell gewickelt, das als Einsatz in den Zer- 

 streuungsraum eines Blattelektrometers gearbeitet ist. Das Aluminiumblättchen beginnt 

 unter der ionisierenden Wirkung der radioaktiven Stoffe im Zerstreuungsraum zu wandern. 

 Dies Wandern wird beobachtet. 



Die Gesamtanordnung wird am einfachsten klar, wenn wir einen Versuch in seinem 

 ganzen Verlauf verfolgen und dabei die in Betracht kommenden Apparate an der be- 

 treffenden Stelle besprechen. 



a) Ausspannen des Drahtes: Es werden immer gleichzeitig zwei Drähte ausge- 

 spannt, ein Untersuchungsdraht und ein Kontrolldraht. An der Brüstung des über 20 m 

 hohen Institutsturmes der Universität Gießen wurden drei starke Bambusrohre von je 

 7 m Länge in je 2 1 /-2 m Abstand von einander in horizontaler Lage befestigt. Sie ragen 

 ca. 6 m ins Freie, so daß die daran zu befestigenden Drähte auch bei windigem Wetter 

 nicht an die Turmwand anschlagen können, trotzdem der Unterbau des Turmes etwas mehr 

 hervortritt. Die beiden Drähte sollen an den äußeren Stangen befestigt werden, sind also 

 ausgespannt 5 m voneinander entfernt. 1 ) Von jeder äußeren Stange geht über Rollen 

 gleitend ein Schnurlauf ohne Ende nach der Mittelstange und von da zur Tiefe bis auf 

 den Erdboden. Soll ein Draht ausgespannt werden, so wird an der Schnur ohne Ende 

 ein Scheringscher Isolierhaken befestigt und an diesem der abgemessene Draht. Haken 

 und Draht werden in die Höhe gezogen; der Draht wird durch ein unten angehängtes 

 geringes Gewicht straff gehalten. Die ganze Einrichtung kann so von unten bedient 



') Wie aus einer Beobachtung von Eve (A. S. Eve, Phyl. Mag. 10, 98, 1905) hervorgeht, stören 

 sich die beiden Drähte bei dieser Entfernung und der hier angewandten Spannung nicht mehr in ihrem 

 Bereiche. 



