13 



werden, und Ausspannen und Einholen des Drahtes läßt sich in außerordentlich kurzer 

 Zeit bewerkstelligen. 



b) Anlegen der Spannung: Vom unteren Ende des Drahtes geht ein Verbindungs- 

 stück zur Spannungsquelle in dem im Erdgeschoß des Turmes gelegenen Beobachtuugs- 

 zimmer. Eine isolierte Durchführung durch den Fensterrahmen mittels eines Elster-Geitel- 

 schen Isolierhakens genügt also. 1 ) Als Spannungsquelle dient bis zu 500 Volt eine soge- 

 nannte Wasserbatterie, deren Spannung ständig mit Hilfe eines Aluminiumblattelektro- 

 meters kontrolliert wird. Die Spannungen über 500 bis 4600 Volt liefert eine Whimshurst- 

 maschine, die durch einen Elektromotor getrieben wird. Die Maschine muß viele Stunden 

 lang konstante Spannung geben. Zu diesem Zwecke ist sie vollständig in einen Kasten 

 eingebaut, der durch elektrische Heizung auf konstanter Temperatur gehalten wird. Weiter 

 steht sie in Verbindung mit einer Batterie von fünf großen Leydener Flaschen und mit 

 einem automatischen Potentialregler nach Gray. 2 ) Da dieser automatisch arbeitende Regler 

 wirklich für Untersuchungen der vorliegenden Art ausgezeichnete Dienste zu leisten vermag, 

 so sei hier kurz auf seine Konstruktion und Wirkungsweise eingegangen; vgl. Fig. 1 auf 

 Tafel I. 



Der nicht geerdete Pol der Maschine ist verbunden mit der kreisrunden Messing- 

 scheibe Sj, die eine große Zahl von senkrecht auf ihr stehenden Nadeln n trägt. Den 

 Nadelspitzen gegenüber steht eine zweite gleichgroße Messingscheibe s 2 , die beweglich ist 

 und durch Spannen und Entspannen der Feder f in eine bestimmte Stellung zu den Nadel- 

 spitzen gebracht werden kann. Oben ist die Scheibe durch das Zwischenstück z isoliert, 

 nach unten trägt sie zum Zwecke der Erdung einen plattenförmigen Ansatz a, der in 

 einen Glastrog mit Glycerin taucht, das durch etwas Chlorcalcium leitend gemacht und 

 mit der Erdleitung verbunden ist. 3 ) Zwischen s 1 und S 2 steht eine dritte Messingscheibe s 3 , 

 durch die die Nadeln sämtlich leicht gängig hindurchgeführt sind. s 3 kann unabhängig 

 von -Sj vor- und rückwärts geschoben werden, wodurch die wirksame Länge der Nadeln, 

 die ja nichts weiter repräsentieren als eine große Zahl von Spitzennebenschlüssen zur Erde, 

 beliebig variiert werden kann. Auch s t samt dem Nadelsystem kann vor- und rückwärts 

 bewegt werden. s 1 und s 3 sitzen nämlich an konaxial geführten Glasstangen, g t und g 3 , 

 so daß man also beim vollen Lauf der Maschine, ohne eine Störung zu verursachen, s, 

 und s 3 gegeneinander und gegen s 2 verschieben kann. Ein ständig eingeschaltetes Hoch- 

 spannungselektrometer Noackscher Form 4 ) zeigt die Spannung an. Man hat es in der 

 Hand, nachdem man durch Verschieben von s, und s 2 zunächst eine Roheinstellung ge- 

 macht hat, mit Hilfe von s 3 den Elektrometerzeiger auf ^io = 0,2 °/ genau einzustellen 

 zum Zwecke der Erreichung einer vorgeschriebenen Spannung. 



Die Selbstregulierung erfolgt in dieser Weise: Steigt durch irgend einen Umstand, 

 z. B. Schnellerlaufen des Motors, die Spannung an, so wird sofort die geerdete bewegliche 

 Platte s 2 nach den negativ geladenen Spitzen hingezogen; dabei setzt momentan eine 

 stärkere Ausstrahlung nach der nun genäherten geerdeten Platte ein, das Potential sinkt, 



!) All diese Einrichtungen sind doppelt zu denken, je einmal für den Untersuchungsdraht und für 

 den Kontrolldraht. 



2 ) A. W. Gray, Ann. d. Phys. 15 (4), 602—605, 1904. 



3 ) Das G-lycerin büdet zngleich das Dämpfungsmittel für die leicht bewegliche Scheibe. 



4 ) R. Noack, Sonderhefte der Zs. f. d. phys. und ehem. Unterricht, Band II, Heft 1. 



