14 



und durch die Feder f gezogen entfernt sich s 3 wieder von den Nadelspitzen. Die stärkere 

 Ausstrahlung hört auf, und s 2 sucht die Ruhelage auf, die durch das für die Stellung 

 Sj, s 2 , s s vorgeschriebene Potential bedingt ist. Sinkt die produzierte Spannung, so wird 

 die Ausstrahlung an den Spitzen n geringer; durch den Zug der Feder /' entfernt sich 

 die Platte s 2 weiter von den Spitzen; die Ausstrahlung nimmt noch mehr ab, und das 

 Potential steigt nun solange, bis wieder die richtige Stellung s 1? s 2 , s s erreicht ist. — 

 Mit dieser Gesamteinrichtung ist es möglich, ein Potential von mehreren Tausend Volt 

 viele Stunden hindurch so konstant zu erhalten, daß keine Schwankung des dauernd ein- 

 geschalteten Hochspannungselektrometers zu bemerken ist. 



Dieselbe Whimshurstmaschine soll gleichzeitig neben der ersten noch eine zweite, 

 von der ersten verschiedene Spannung liefern für den zweiten Draht, den Kontrolldraht. 

 Zu diesem Zweck ist von dem nicht geerdeten Pol ein Erdschluß durch ein 50 cm langes 

 und 2 cm breites Leinenband gelegt. Mit einem auf diesem gleitenden Laufkontakt kann 

 jede gewünschte Spannung zwischen der Maximalspannung, auf die die Maschine durch 

 den Potentialregler gerade eingestellt ist, und der Spannung Null abgetastet werden, vor- 

 ausgesetzt, daß der Widerstand dieses Nebenschlusses nicht variiert. 1200 Volt sind als 

 Spannung für den Kontrolldraht gewählt und werden durch ein weiteres ständig einge- 

 schaltetes Hochspannungselektrometer Braunscher Form kontrolliert. 



Die Spannung an dem einen oder anderen Draht kann abgenommen und der Draht 

 eingeholt werden, ohne daß am zweiten Draht, der weiter exponiert werden soll, und an 

 der Maschine und der Stellung; des Potentialreslers eine Änderung- vorgenommen werden 

 muß. Für Spannungen unter 1000 Volt muß überhaupt die betreffende Stelle des Leinen- 

 bandes abgetastet werden, da beim Potentialregler an den Nadelspitzen Funkenübergang 

 eintritt, wenn man ihn auf geringere Spannungen als 1000 Volt einstellt. 



Ein weiteres Elektrometer, ein Blattelektrometer, ist so aufgestellt, daß eine mit dem 

 Spannungspol der Maschine leitend verbundene kleine Metallkugel über seiner Sonde 

 schwebt. Wird das Elektrometer geladen und nahe der Kugel aufgestellt, so zeigt es die 

 Art der Spannung der Maschine an durch die Änderung des Blättchenausschlags im einen 

 oder anderen Sinn. Solange die Maschine läuft, hat man in dieser Weise eine ständige 

 Kontrolle dafür, daß sich die Maschine nicht „umgesetzt" hat. Dies „Umsetzen" trat 

 jedoch während des Laufens der Maschine nie ein, dagegen leicht nach einem Abstellen. 



Bei den Untersuchungen, die die Einwirkung des Erdfeldes und die dabei auf dem 

 Draht eintretenden eigentümlichen Verhältnisse klären sollen, bei denen also die Drähte 

 ohne Spannung exponiert wurden, werden sie entweder oben und unten frei endigend 

 gelassen, oder oben und unten isoliert, oder oben und unten geerdet. 



c) Einholen des Drahtes: Der aktivierte Draht wird 

 aufgespult auf ein Gestell von der in Fig. 2 gezeigten Form. 

 Dies Gestell ist als Aufsatz auf eine Schwungmaschine gearbeitet. 

 Der Draht wird am unteren Ende von der Zuleitung nach der 

 Spannungsquelle abgehakt, an einem der geriffelten Füße des 

 Gestelles eingehakt, die Schwungmaschine in Bewegung gesetzt 

 und der Draht sehr rasch gleichmäßig aufgespult, ohne daß er 

 Fig. 2. berührt wird, da die über Rollen gleitende Schnur ohne Ende 



