15 



durch ein geeignetes Gegengewicht den Draht strafft. Diese kurze Einholungsdauer ist 

 namentlich von Bedeutung bei kurzen Expositionsdauern, bei denen gerade die ersten 

 Minuten der Abklingung beobachtet werden sollen zur Entscheidung der Frage, welche 

 Stoffe primär aus der Luft auf den Draht abgeschieden werden. 



d) Elektrometer und Untersuchung des Drahtes: Dies Gestell mit dem auf- 

 gespulten Draht ist gleichzeitig als Deckeleinsatz für den Zerstreuungsraum des Unter- 

 suchungselektrometers gebaut; die Untersuchung kann daher immer sofort beginnen, die 

 ersten Ablesungen sind l 1 /» bis 2 Minuten nach Abnahme der Spannung von dem Draht 

 sremacht. Als Elektrometer dient ein vom Verfasser schon bei früheren Arbeiten ver- 

 wandtes Blattelektrometer Schmidtscher Form 1 ) mit Mikroskop- und Fadenablesung. 2 ) Der 

 zu untersuchende Draht umgibt den Zerstreuungskörper, einen Metallstift von 4,5 cm 

 Länge und 4 mm Dicke in einem Abstand von 2,5 cm. Im Zerstreuungsraum herrscht 

 bei der angewandten Spannung (250 — 300 Volt) Sättigungsstrom für die durch die radio- 

 aktiven Substanzen erzeugten Ionen. Die Kapazität des Elektrometers mit Deckeleinsatz 

 beträgt 5,12 cm; die Fadenablesung gestattet die Ablesung von zehntel Teilen der 100 teiligen 

 Okularskala und damit eines Spannungsrückganges von 0,05 Volt. 



Beobachtet wird für die eingebrachte radioaktive Substanz der eintretende Spannungs- 

 rückgang in der Zeiteinheit; dieser dient dann zur Berechnung des Sättigungsstromes, den 

 die Substanz in den einzelnen Zeitpunkten ihres Zerfalls zu unterhalten imstande ist. In 

 Abrechnung zu bringen ist bei jeder Beobachtung der „Reststrom", der im Elektrometer 

 fließt, einmal infolge der natürlichen Ionisation der Luft im Zerstreuungsgefäß ohne künstlich 

 hineingebrachte radioaktive Substanz, dann infolge des Elektrizitätsüberganges über die 

 isolierende Stütze. Dieser Reststrom, der vor jedem Versuch neu bestimmt wird, ergibt 

 sich bei normalen Verhältnissen aus einem Spannungsrückgang um einen kleinen Skalenteil 



in einer halben Stunde zu »=5x 10 -7 - — . Auf einen interessanten zahlenmäßigen 



sec ° 



Zusammenhang zwischen der Größe dieses Reststromes und der Wirkung der sogenannten 



„durchdringenden" Strahlung in der Atmosphäre wird später eingegangen werden. 



Die Abklingung der auf den Drähten angesammelten Stoffe wird stets solange ver- 

 folgt, bis dieser Reststrom stark in Betracht kommt gegenüber dem durch die radioaktiven 

 Stoffe erzeugten Strom. Je nach der Menge und Art dieser Substanzen bei den verschie- 

 denen Versuchsbedingungen konnte die Abklingung bis über 70 Stunden lang verfolgt 

 werden. Die Auswertung des Zahlenmaterials und die Aufstellung der Kurven ist in der- 

 selben Weise geschehen wie in der Arbeit von H. W. Schmidt und dem Verf.: Über 

 die Radioaktivität von Quellen in Hessen und JSTachbargebieten. 3 ) 



Über die Versuchsanordnung zur quantitativen Bestimmung des Gehaltes der Luft an 

 radioaktiven Stoffen vgl. K. Kurz, Phys. Zs. 9, 177—184, 1908; Phys. Zs. 9, 218—221, 1908. 



Zu bemerken wäre schließlich noch, daß der zur Verwendung kommende Kupferdraht 

 metallisch blanke Oberfläche hatte, und daß jeder Draht nur einmal benutzt wurde. 



!) H. W. Schmidt, Phys. Zs. 6, 561, 1905. K. Kurz, Dissertation, Gießen 1907, S. 4 ; Ann. d. 

 Phys. 24 (i), 897, 1907. 



2 ) K. Kurz, Phys. Zs. 7, 375, 1906. 



3 ) H. W. Schmidt und K. Kurz, Phys. Zs. 7, 209—224, 1906. 



