43 



beziehen. Die auf einem Draht angesammelte Substanzmenge, also auch die „Aktivierungs- 

 zahl', giebt jedoch noch kein absolutes Maß für den wirklichen Gehalt der Luft an radio- 

 aktiven Stoffen; doch stehen beide Größen in einem gewissen Zusammenhange. Dem 

 Wunsche, das große, bereits vorliegende Beobachtungsmaterial zu retten durch nachträgliche 

 Reduktion auf absolutes Maß, entsprang der Versuch, jenen Zusammenhang zu finden. 

 Dabei mußte natürlich, wie sich aus den bisherigen Betrachtungen ergiebt, Rücksicht ge- 

 nommen werden auf Aktivierungsdauer, Aktivierungsspannung und Beobachtungsinstrument. 

 Sind freilich an den verschiedenen Beobachtungsorten in den Zeiten der Messungen durch 

 meteorologische Verhältnisse die Beweglichkeiten der Substanzen wesentlich verschieden 

 gewesen, so ist dieser Fehler nicht mehr nachträglich zu korrigieren. Es kann ja auch 

 nur der Zweck der Reduktion einer nicht gut definierten Größe sein, wenigstens annähernd 

 den Zusammenhang mit absoluten Größen nachträglich festzulegen. 



Die Reduktion ist so gedacht, daß am selben Orte gleichzeitig absolute quantitative 

 Bestimmungen des Gehaltes der Luft an radioaktiven Stoffen und Bestimmungen der 

 Elster-Geitelschen Aktivierungszahl vorgenommen werden. — Aus Kurve 10 entnehmen 

 wir den Wert, der einer Aktivierungsspannung von — 2500 Volt entspricht. Unter Zu- 

 grundelegung der Kapazität des von mir benutzten Elektrometers berechnen wir den 

 Sättigungsstrom, die Elektrizitätsmenge, die bei der Ionisation im Zerstreuungsgefäß durch 

 den 23,55 m langen Draht in der Zeiteinheit neutralisiert worden ist. Unter Berück- 

 sichtigung der Kapazität des Elster-Geitel- Apparates bestimmen wir dann den Spannungs- 

 rückgang in Volt pro Stunde, den 1 m des Drahtes im Elster-Geitel-Apparat bewirkt hätte. 

 Beachten wir ferner, daß die der Fig. 10 entnommene Zahl einer Aktivierung des Drahtes 

 bis zur Maximalaktivität entspricht und berechnen wir nach Formeln (21) — (24), welche 

 Aktivität in der bei Elster und Geitel vorgesehenen Aktivierungsdauer von 2 Stunden 

 erreicht worden wäre, so kommen wir schließlich zu dem Resultat: Ein in Gießen bei 

 — 2500 Volt 2 Stunden lang aktivierter Draht verursacht in einem Elster-Geitelschen 

 Zerstreuungsapparat im Mittel einen Spannungsrückgang von 13 Volt pro Stunde und 

 Meter. D. h. für Gießen würde sich die Aktivierungszahl A = 13 ergeben als 

 Durchschnittswert aus einer großen Zahl von Beobachtungen. Elster und 

 Geitel finden in Wolfenbüttel 20 als Aktivierungszahl 1 ) aus einer über längere Zeit sich 

 erstreckenden Beobachtungsreihe. Bei den lokalen Verschiedenheiten von Gießen und 

 Wolfenbüttel befinden sich beide Werte in guter Übereinstimmung. 



Xun habe ich in Gießen an der gleichen Stelle quantitative Bestimmungen des 

 Gehaltes der Atmosphäre an radioaktiven Stoffen nach einer Aspirationsmethode 

 ausgeführt. 2 ) Es ergab sich als Mittelwert 7,16 • 10 -5 E. S. E. pro m 3 , d. h. die in einem 

 Aspirationsapparat auf der negativ geladenen Elektrode abfangbaren festen radioaktiven 

 Stoffe der Atmosphäre vermögen im m 3 Luft einen Sättigungsstrom von 7,16 • 10 _ä E. S. E. 

 zu unterhalten. [Es sei schon hier zur Vermeidung von Mißverständnissen auf einen Punkt 

 aufmerksam gemacht, dessen Bedeutung erst später erörtert wird: Auch bei solchen quanti- 

 tativen Bestimmungen nach der Aspirationsmethode, wie sie bis jetzt in Wien, Göttingen 

 und Gießen ausgeführt sind, mißt man nur den Gehalt der Atmosphäre an solchen radio- 



>) Elster und Geitel, Phys. Zeitsehr. 5, 11, 1904. 



2 ) K. Kurz, Phys. Zeitschr. 9, 177—184, 1908; Dissertation, Gießen 1907. 



