Überhaupt mußte man sich alsbald darüber klar werden, daß die Angaben derartiger 

 Zerstreuungsapparate einschließlich des von Elster und Geitel angegebenen, leicht trans- 

 portablen und für erste qualitative Orientierungen auf dem neu erschlossenen Gebiete höchst 

 wertvollen Instrumentariums, keine einfachen und direkten Beziehungen zu denjenigen 

 Größen aufweisen, welche für die Ionen und den Ionisierungszustand eines Gases der 

 Theorie nach tatsächlich maßgebend sind, worauf H. Schering 1 ) zuerst hingewiesen hat. 

 Bei allen Messungen der sog. „Zerstreuung" ist es aber durchaus notwendig, daß man 

 sich vollkommen darüber klar ist, was man eigentlich mißt. Je nach der verwendeten 

 Leiteranordnung und der benutzten Spannung können dabei verschiedene Fälle vorliegen ; 

 dieselben laufen in zwei Extreme aus, welche besonders einfache und klare Beziehungen 

 zu den den Ionisierungsprozeß definierenden Größen aufweisen. Um deutlich hervortreten 

 zu lassen, warum die im Folgenden näher zu beschreibenden Anordnungen und die benutzten 

 Spannungen gerade so, wie sie hier verwendet worden sind, gewählt wurden, und um die 

 nach beiden Richtungen hin erhaltenen Beobachtungsergebnisse geeignet diskutieren zu 

 können, möge dieser fundamentale Punkt schon hier näher erläutert werden : 



Wir denken uns eine isolierte Leiteranordnung innerhalb lauter geerdeter Leiter so 

 aufgestellt, daß beini Laden der ersteren in dem Zwischenräume ein elektrisches Feld von 

 möglichster Gleichförmigkeit entsteht; das Ideal dieses Falles wäre eine zentrisch in einer 

 Hohlkugel aufgehängte isolierte und geladene Kugel. Für die folgenden Betrachtungen 

 genügt es anzunehmen, daß die Feldkraft an einer Stelle diejenige an einer anderen 

 Stelle nicht um das zehn- oder hundertfache übertreffe. 



In dem Hohlräume finde die Ionisierung statt: „ Ionisierungsraum " ; dabei kann 

 entweder der Fall vorliegen, daß an jeder Stelle Ionen gebildet werden durch den Zerfall 

 eingedrungener gasförmiger Emanationen und durch die von ihren Zerfallsprodukten aus- 

 gehenden Strahlungen • oder aber der Fall, daß bereits fertig gebildete Ionen durch Dif- 

 fusion oder durch äußerst langsam (!) verlaufende Luftbewegungen in den Ionisierungs- 

 raum eingeführt werden : im allgemeinen werden beide Umstände immer gleichzeitig zu- 

 sammenwirken. 



Wir denken uns nun die innere Leiteranordnung, die .Elektrode", dauernd auf einem 

 bestimmten Potentiale erhalten, z. B. dadurch, daß wir sie mit einer Akkumulatoren- 

 batterie von großer Kapazität verbinden, deren anderer Pol geerdet bleibt. Die Batterie 

 möge in jedem Falle im Stande sein, genügend viel Elektrizität nachzuschaffen um die 

 Anfangspotentialdifferenz zwischen Elektrode und Umgebung unter allen Umständen auf- 

 recht zu erhalten : dann durchsetzt ein elektrisches Kraftfeld von bestimmter (auch von 

 der Ionisierung abhängiger) Anordnung den Ionisierungsraum. Unter der Wirkung des- 

 selben beginnen die Ionen zu wandern und pro Zeiteinheit eine bestimmte Elektrizitäts- 

 menge auf der Elektrode zu neutraksieren. zu „zerstreuen". Wir wollen annehmen, daß 

 wir diese Menge in irgend einer Weise genau messen könnten. 



Dann sind folgende zwei extreme Fälle möglich : 1. Die Ladespannung ist niedrig, 

 das Feld so schwach, daß sein Hinzutreten den Ionisierungszustand nicht merklich ändert. 

 Alsdann fließt durch jede geschlossene Fläche, die man sich um die Elektrode herum gelegt 

 denkt, pro Zeiteinheit dieselbe Elektrizitätsmenge, und diese ist für jede Stelle proportional 



a ) H. Schering, Inaug.-Diss. Göttingen 1904 und Ann. d. Phys. (4), 20, 174, 1906. 



