meter selbst sind durch Schutzuetze S und geeignete Schutzkästen aufs sorgfältigste vor 

 jeder äußeren Influenzwirkung geschützt. Allstündlich wird durch ein Uhrwerk auto- 

 matisch die Zuleitung zur Platte hei b für einige Minuten mit der Spannungsquelle in 

 Verbindung und dadurch der Lichtzeiger der photographischen, zum Elektrometer gehörigen 

 Registriervorrichtung auf die Ruhelage zurückgebracht. Alsbald wird dieser Kontakt bei b 

 aber wieder gelöst und die Platte sich selbst überlassen. Unter der Wirkung der durch 

 das künstliche Feld zwischen P und E herangezogenen Ionen (und der nie ganz zu ver- 

 meidenden Verluste über die isolierenden Stützen hinweg und der Ausgleiche zwischen den 

 geladenen Teilen und den geerdeten Schutzhüllen in der daselbst befindlichen ionisierten 

 Luft) erniedrigt sich die Spannung auf P und der Lichtzeiger wandert, durch seine Be- 

 wegung gewissermaßen über die während einer Stunde „zerstreute" Elektrizitätsmenge 

 integrierend; auf der Registrierwalze erscheinen Striche, deren Länge das Maß für die 

 pro Stunde neutralisierte Elektrizitätsmenge selbst bildet. Wird die Ladespannung so hoch 

 gewählt, daß sicher auch am Ende einer Stunde, wo die Neuaufladung einsetzt, noch 

 Sättigungsstrom besteht (was durch besondere Versuche festzustellen ist), so tragen zu 

 dem registrierten Zerstreuungseffekte alle Ionen von dem der Ladung entgegengesetzten 

 Vorzeichen bei, welche in der Stunde innerhalb des Raumes JE P gebildet wurden oder in 

 diesen eindrangen. 



Um die Ladungsverluste über die Stützen und nach den Schutzhüllen hin gesondert 

 bestimmen zu können, läßt sich die Platte bei s von den Zuleitungen Z losschrauben ; 

 zwischengeschaltete Registrierungen geben dann Aufschluß über diese Verluste, die sich 

 als ziemlich konstant ergeben haben und für die dann ein Mittelwert gebildet werden 

 konnte, der von allen Zerstreuungswerten in Abzug zu bringen war. 



Bestimmt man dann noch die Spannungsempfindlichkeit des Instrumentes (bei der 

 angegebenen Schaltung und den hohen Potentialen, die zur Verwendung kamen, ist der 

 Ausschlag nicht mehr proportional der sich zwischen den beiden Quadrantenpaaren ent- 

 wickelnden Spannungsdifferenz), sowie die Kapazität C des gesamten, aus Elektrometer, 

 Zuleitungen und Platte bestehenden Systems und die Kapazität c des Systems bis zur 

 Trennungsstelle s hin, also ohne Platte, so kann man aus der Länge der während je einer 

 Stunde registrierten Wege des Lichtzeigers auf die an der Platte neutralisierten Elektri- 

 zitätsmengen in absolutem Maße schließen. Bezüglich verschiedener Korrektionen, z. B. 

 der zwischen P und S sich ausbildenden Strömungen vgl. w. u. 



Könnte man mit einer solchen Platte eine ganze Landschaft überdecken, so würden 

 die erhaltenen Werte nicht nur einen qualitativen Anhalt über die Art des Ionenaustausches 

 zwischen Boden und darüberliegendem Lufträume ergeben, sondern sie würden auch die 

 Höhe des durch diesen Austausch tatsächlich übermittelten Betrages an Elektrizität seiner 

 Quantität nach übersehen lassen. 



Das Experiment, wie wir es wirklich ausführen können, muß aber weit hinter diesem 

 Ideale zurückbleiben ; wir vermögen aus praktischen Gründen kaum größere als einen 

 Quadratmeter überdeckende Platten zu verwenden. Dann müssen aber die erhaltenen Werte 

 kleiner als jene ausfallen, mit denen sich bei dem Ionenaustausche zwischen Boden und 

 Luftmeer ein Quadratmeter tatsächlich in der Natur beteiligt. Denn da wir eine 

 Kommunikation der Luft durch die Schutznetze S Fig. 1 hindurch zulassen müssen, so 

 werden sowohl Ionen wie Ionen erzeugende Emanationen, welche aus dem Boden auf- 



