14 



zu erwärmen; dabei ist die Stromstärke noch groß genug, um den genügenden Zug auf 

 den Eisenkern E auszuüben. Aber bei der hohen Spannung würde bei der Unterbrechung 

 des Stromes an den Quecksilberrinnen ein zu heftiges Funkenspiel einsetzen. Dieser 

 Schwierigkeit sind wir dadurch begegnet, daß wir hier einen Kondensator von 0,2 Mikro- 

 farad als Funkenfanger parallel geschaltet haben; er ist in Fig. 2 rechts von der Uhr 

 angedeutet; links derselben ist ein Stromschlüssel angebracht, durch den der die Eontakte 

 gebende Strom überhaupt abgestellt werden kann. 



Bei B erblickt man die die Platten allstündlich neu aufladende Batterie. Es ist dies 

 eine in einem besonderen Schranke eingebaute Akkumulatorenbatterie von 120 Zellen, 

 Muster der Physikalisch-Technischen Keichsanstalt von Bornhäuser in Ilmenau (Thüringen). 

 Dieselbe kann an Ort und Stelle von der Zentrale aus unter Vorschalten geeigneter Glüh- 

 lampen geladen und dann auf Spannung umgeschaltet werden, und zwar können die 

 Spannungen von 60 Volt an in Stufen von 10 Volt bis zu 240 Volt gesteigert werden. 

 Die Spannungsleitung ist von der Batterie zunächst nach dem aus Paraffin gefertigten und 

 völlig eingebauten Commutator C geführt. Ein vor die Batterie und den Commutator 

 gestelltes Schutznetz N, durch welches die gut isolierten Leitungen nach den Platten 

 hindurchgeführt sind, soll die Plattenanordnung vor störenden Influenzwirkungen von dieser 

 Seite her schützen. 



Im vorstehenden ist die Anordnung beschrieben, wie sie getroffen wurde, wenn mit 

 demselben Vorzeichen längere Zeit hindurch registriert werden sollte. Wir haben aber 

 auch eine Anordnung ausgearbeitet, welche nach jeder Stunde außer der Neuaufladung 

 auch noch eine Commutierung des Vorzeichens automatisch bewerkstelligt. Hierbei 

 traten aber bei höheren Spannungen störende dielektrische Nachwirkungen der von uns 

 verwendeten Hartgummiisolatoren auf, so daß wir diese zweite Anordnung nicht in Betrieb 

 genommen haben; von ihrer Beschreibung soll daher auch Abstand genommen werden. 



c) Das Elektrometer und die Registriervorrichtung. 



Auf [dem Betonpfeiler F : (Fig. 3) links von der beschriebenen Anordnung erblickt 

 man den über das Elektrometer gedeckten Schutzkasten, rechts sieht man die Anordnung 

 zur photographischen Registrierung. Beides, Elektrometer und die verwendeten Registrier- 

 apparate sind in der Zeitschrift für Instrumentenkunde (29, 169, 1909) ausführlich be- 

 schrieben, so daß hier wenige Bemerkungen genügen. Da hauptsächlich mit Doppelschal- 

 tung gearbeitet wurde, war es nötig, der Nadel die gleiche Spannung zuzuführen, auf der 

 die eine Platte dauernd erhalten wurde. Dazu sind oben in dem rechteckigen Schutzkasten 

 des Elektrometers beiderseitig Oflhungen angebracht, in die kurze Rolrrstücke eingelötet 

 werden, die mit Paraffin ausgegossen sind. Durch achsiale Bohrungen in diesen Paraffin- 

 isolatoren wurde die Zuleitung entweder von der einen oder anderen Seite her eingeführt, 

 je nachdem mit welcher Platte, der linken oder rechten, gearbeitet wurde; die Öffnung 

 auf der anderen Seite Tvar dabei dauernd durch einen Deckel geschlossen. Die Zuleitungen 

 von den Platten nach den Quadranten, die an die Klemmschrauben K^ K 2 angeschlossen 

 sind, gehen durch zwei unten am Schutzkasten angebrachte schlitzartige bis zum Boden 

 reichende Öffnungen ; durch sie ragen die Schützhülsen über den Zuleitungen vom Elektro- 

 meter her heraus. Zum weiteren Abschluß des Kastens sind von unten her Bleche vor die 



