15 



unteren Teile der eben erwähnten Kastenöfihungen gestellt. Hierdurch wird erreicht, daß 

 sowohl Influenzstörungen wie Luftströmungen abgehalten werden, ohne daß doch die 

 Verbindung eine starre ist, so daß Erschütterungen des Schutzkastens, etwa infolge von 

 Wind, nicht auf das Elektrometer übergreifen können. 



Die Zuleitungen sind zwischen den Klemmen K und den auf die Quadrantenzuleitungen 

 geschobenen dünnwandigen Verbindungsröhrchen nicht wieder gestützt, um nicht neue 

 Isolationsstellen einzuführen. Solche befinden sich also nur bei J x J 2 und im Quadranten- 

 elektrometer selbst, das sich gerade darum für Fälle wie den vorliegenden als geeignet 

 erwies (vgl. die diesbezügliche Abhandlung). Dagegen sind die Zuleitungen ihrer ganzen 

 Länge nach durch Rinnen von Blechen und Netzen so umbaut, daß keine Spur einer 

 Influenzwirkung sich auf die messenden Teile übertragen kann. Nur von der Wippe her 

 kann, wenn sie geladen bleibt, von den Kontaktstiften st nach den Quecksilbernäpfchen n 

 hin eine Beeinflussung stattfinden. Da die hier vereinigten Leiterteile aber einerseits mit 

 der Batterie in dauei'nder Verbindung blieben, andererseits nach dem Zurückkippen der 

 Wippe W in derselben Konfiguration zu den geladenen, aber nun von ihnen losgetrennten 

 Teilen der Anordnung verbleiben wie am Beginne der betreffenden Registrierstunde, so 

 kann die Registrierung auch hierdurch nicht beeinflußt werden. 



Die Projektionslinse für die Registrierung ist hier unmittelbar in der vorderen Schutz- 

 kastenwand in geeigneter Höhe, bei L befestigt. Luftdruck und Temperatur werden 

 gleichzeitig an der S. 11 erwähnten Anordnung mitregistriert. 



Alle Isolationen sind aus Hartgummi gefertigt, der zur Verlängerung des Isolations- 

 weges mit Riefen versehen ist. Die Oberflächen aller dieser Hartgummiteile waren poliert 

 und mit Schellak (in Aceton gelöst) überzogen. Durchweg wurde darauf gesehen, daß 

 diese Isolatoren, gut gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt, möglichst im Inneren von 

 Metallschutzhüllen angebracht waren, die der Außenluft den Zutritt nur durch enge, der Iso- 

 lation wegen unvermeidliche Spalten gewährten ; die Anordnungen waren immer so ge- 

 troffen, daß diese Spalte sich nach unten öffneten, so daß ein Überbrücken derselben durch 

 Fäserchen möglichst hintangehalten war. Dieser möglichst vollkommene Schutz war 

 notwendig, wenn dadurch auch die Kapazität der ganzen Anordnung etwas erhöht wurde. 

 Alle Schutzhüllen hatten reichliche, leicht kontrollierbare und becpiem auswechselbare 

 Natriumtrocknungen. In Folge dieser Schutzmaßregeln, war die Isolation im Allgemeinen 

 eine recht gute, auch während langer Beobachtungsreihen, wiewohl ja die Hütte nur 

 geringen Schutz gegen die Unbilden des Wetters gewähren konnte, und die ganze Anord- 

 nung dauernd der Einwirkung der von unten kommenden Bodenluft ausgesetzt war. 

 Aber der Hartgummi bringt den nicht unerheblichen Nachteil mit sich, daß er stärkere 

 dielektrische Nachwirkungen zeigt, als z. B. Bernstein. Dies macht sich namentlich 

 bei häufigen Umladungen hoher Spannungen recht unangenehm fühlbar. Sei es, daß 

 Ladung über die isolierenden Oberflächen hinweg kriecht, sei es, daß das Innere Rück- 

 standsbildungen zeigt, stets erweisen sich die Anfangswerte nach der Umladung durch das 

 vorher angewendete Vorzeichen beeinflußt. Außerdem eignet sich Hartgummi als Kon- 

 struktionsmaterial weniger, weil er bekanntlich unter der Wirkung der Atmosphärilien, 

 namentlich derjenigen von Wärme und Kälte „ arbeitet", d. h. sich verzieht und wirft. In 

 dieser Beziehung wäre es vorteilhafter gewesen, alle Isolationen aus Bernstein herzustellen, 

 wenn die erheblich höheren Kosten das nicht verhindert hätten. 



