17 



oder, wenn man — x (1 — 2 ß) = <5, — xß = y setzt: 



a = j. - «2 + <5 • v • V . . . . (2) 



wo y und d wiederum Apparatkonstanten sind. Man sieht, daß der Ausschlag natürlich 

 von v, aber auch von V abhängt. Die Abhängigkeit von v bei gegebenem V ist keine 

 einfache, sondern eine parabolische, der Ausschlag wächst schneller als die sich ausbildende 

 Spannungsdifferenz v. 



Die Abhängigkeit des Ausschlages von V bei demselben v ist einfacher, sie ist eine 

 lineare ; aber bei V = wird der Ausschlag nicht 0, sondern es verbleibt ein Ausschlag 

 von entgegengesetztem Vorzeichen, als er bei höheren Spannungen erhalten wird. Aus 

 einer Reihe von zusammengehörigen Werten von V, v und a kann man die Apparat- 

 konstanten y und d mit genügender Genauigkeit berechnen. Bequemer noch ist eine 

 graphische Interpolation. 



Bei der Aichung selbst wurde in der folgenden Weise verfahren (vgl. das Schalt- 

 schema Mg. 5 Tafel II): Der die Kippwippe H^RH, der Ladevorrichtung (vgl. S. 2) 

 bedienende TThrstrom wurde abgestellt und die Wippe mit einem Uilfsgewichtchen so 

 belastet, daß die Platinstifte dauernd in die Quecksilbernäpfchen n eintauchten. Der Licht- 

 zeiger begibt sich dann in die gleicher Ladung der beiden Platten P, und P 2 entsprechende 

 Stellung zurück. Diese „Nullstellung" ist so gewählt, daß beim Anlegen oder Fortnehmen 

 der Batteriespannung (und Erden der Nadel und der Quadranten in letzterem Falle) die 

 Nadel sich nicht mehr bewegt. Dies wurde bei völlig adjustierter Aufstellung des Elektro- 

 meters durch Drehen am Torsionskopfe erreicht. Hiernach wurde die Registriertrommel 

 so eingestellt, daß die „Ruhelage" entweder unten in der Nähe der „Basislinie" des Re- 

 gistrierstreifens erschien oder ganz oben, je nachdem bei der betreffenden als „Zerstreuungs- 

 körper" benutzten Platte die Spur des Lichtzeigers bei wirksamer Zerstreuung nach oben 

 oder nach unten gehen würde. 



In Fig. 5 stellt S die Ladebatterie (bis 240 Volt), C den Commutator dar, der einen 

 Batteriepol an Erde, den anderen durch das Schutznetz N und die beiden Sicherungen Si 

 hindurch an die beiden Platten und die Quadrantennadel legt. Vor der „Arbeitsplatte", 

 d. h. derjenigen, welche zu den Zerstreuungsregistrierungen benutzt und in Bezug auf 

 welche die Aichung vollzogen werden soll, in unserem Falle also vor P,, liegt der aus 

 Paraffin gefertigte Umschalter U, welcher beim Umlegen dem Ladestrom zwei Wege 

 anweist: entweder durch den Hartgummiträger H, hindurch direkt zur Platte P, , oder 

 durch eine kleine auf Paraffin stehende und dadurch wohlisolierte kleine Hilfsakkumula- 

 torenbatterie b hindurch, welche gegen die ankommende Spannung geschaltet ist. Dadurch, 

 daß man die in Fig. 5 gestrichelte Zuleitung an verschiedenen Punkten von b anschließt, 

 kann man also die Spannung auf P 1 (A) um verschiedene Stufen von je zwei Volt gegen 

 diejenige von P 2 , welche immer unverändert V Volt (B) bleibt, erniedrigen; wird der 

 Umschalter U nach rechts hin gelegt, so kehrt man auch auf P, zur Ausgangsspannung V 

 (v = 0) zurück, wodurch zugleich die Nulllage kontrolliert wird. Von dieser kommt man 

 sofort zur abgelenkten Lage, wenn man U nach links umlegt, ohne daß irgend sonst 

 sich etwas ändert. 



In dieser Weise sind zu den verschiedensten Zeiten und für die verschiedenen ange- 

 wendeten Nadelsysteme und Spannungen die Aichkurven ermittelt worden und zwar für 

 Abh. d. math.-phys. Kl. XXV, 2. Abh. 3 



