19 



gangsspannungen F gewählt, als Ordinaten die Ausschläge, welche bei einer um v = 2 

 Volt niedrigeren Spannung der „ Arbeitsplatte " eintraten. Man sieht, daß bis zu Lade- 

 spannungen von 800 Volt hinauf eine Abweichung von der Geraden noch nicht bemerkbar 

 wird. Man sieht ferner, daß die Gerade die Ordinatenachse auf der positiven Seite schneidet, 

 daß bei V= und demnach v = — 2 Volt ein Ausschlag von + 5,6 mm entsteht. Mittels 

 der Kurve wurden für diesen Fall für die Apparatkonstanten die Werte erhalten: 



y = 1,375 <5 = 0,120 



ß = o,497 5 y. = — 2,762. 



Man sieht, wie verschieden bei verschiedenen Nadelsystemen die Konstanten desselben 

 Quadrantenelektrometers auch bei dieser Schaltung ausfallen können, wie notwendig es 

 also ist, dieselben jedesmal besonders zu bestimmen und nicht durch die Annahme von 

 ß = 0,5, die für einzelne Nadelformen vollkommen berechtigt ist, wie z. B. in dem von 

 W. Hallwachs angeführten Fall, von vornherein Unstimmigkeiten in die Aichung einzuführen. 

 So wurden auch bei uns für jeden der einzelnen Spannungsbereiche, innerhalb deren gear- 

 beitet wurde, besondere Aichkurven aufgenommen. Bei den hier angewendeten, ziemlich 

 hohen Spannungsdifferenzen (gegen Erde) konnte man, wie es sich zeigte, die kleinen 

 Kontaktpotentialdifferenzen zwischen den Materialien von Quadranten und Nadel gegen- 

 einander und diejenigen zwischen den Quadranten selbst vernachlässigen und daher für V 

 und (V — v) die mittels Voltmeter gemessenen Spannungen der Batterien direkt selbst 

 einsetzen. 



Nach der Aichung wird die Hilfsbatterie b (Fig. 5 Tafel II) sowie der Umschalter U 

 wieder weggenommen und die gleiche Anfangsladung V beiden Platten gewöhnlich dadurch 

 erteilt, daß zwischen den von H x und H 2 getragenen Ladestäben ein dünner Draht ausge- 

 spannt war. Ferner tauchte eine Abzweigung der die Batteriespannung herbeiführenden 

 Drahtleitung dauernd in das Quecksilbernäpfchen derjenigen Platte, welche nicht entladen 

 werden sollte. Beim Zurückkippen der Wippe wurde dann nur die Arbeitsplatte mit der 

 ihr erteilten Ladung beim Registrieren allstündlich abgetrennt. 



b) Die KapazitätsbestimmuDg. 



Nachdem durch die Bestimmungen a) die Beziehung zwischen Ausschlag und Span- 

 nungserniedrigung auf einem Quadrantenpaare für die beiden Seiten der Anordnung fest- 

 gestellt war, konnte dazu übergegangen werden, das System auf „Elektrizitätsmengen" 

 zu aichen, wozu die Bestimmung der Kapazität nötig war. Vier derartige Bestimmungen 

 waren augenscheinlich gesondert durchzuführen, für jede Seite zwei, je eine mit und eine 

 ohne angehängter Platte. Die Bestimmungen erfolgten wie üblich durch „Ladeteilung" 

 mit einer bekannten Kapazität. Hierzu hätte sich sehr empfohlen der von Harms 1 ) in die 

 Meßtechnik eingeführte, äußerst zweckmäßige, vor Influenzwirkungen vorzüglich geschützte 

 Zylinderkondensator, für den in unserem Laboratorium nicht nur die Bindungszahl, sondern 

 auch die (davon bekanntlich abweichende) Eigenkapazität des Innenzylinders bei geerdeten 

 mittleren und äußeren Zylindern sehr genau bestimmt worden war. Leider erwies sich die 

 Kapazität des Harmsschen Kondensators für unsere Zwecke zu groß, da ja die Registrier- 



*) F. Harms, Physikal. Zeitschrift 5, 47, 1904. 



