20 



anorduung nur eine verhältnismäßig kleine, bei der Ladeteilung herbeigeführte Spannungs- 

 erniedrigung zuließ. Es wurde daher ein besonderer Zylinderkondensator von kleiner 

 Kapazität (Fig. 9 Tafel II) hergestellt, der mit dem Harmsschen Kondensator den Vorteil 

 teilte, ein gegen äußere Störungen völlig geschütztes Innenfeld zu besitzen: Ein 13,8 cm 

 langer, 0,2 cm dicker, völlig gerader Messingdraht M ist in einem Hartgummistopfen H 

 befestigt, der sich beiderseitig verjüngt und zur Verlängerung des Isolationsweges mit 

 Riefen versehen ist. Mit seinem dicksten, mittleren Teile ist er in ein weiteres am Ende 

 geschlossenes Schutzrohr SS von 15,7 cm innerer Länge und 2,0 cm innerer Weite 

 genau eingepaßt, in dem er außerdem durch drei durch die Rohrwand hindurchgehende 

 Schräubchen s festgehalten wird. In das äußere Ende von M ist zentrisch ein dünner 

 Draht D von 5,8 cm Länge und 0,06 cm Dicke eingelötet, dessen gut amalgatniertes Ende 

 rechtwinklig umgebogen ist. Alle Metallteile sind sorgfältig vernickelt. Am Ende von SS 

 ist die Erdleitung E angelötet. 



Die gefährdete Isolationsstelle findet sich augenscheinlich an der Außenfläche von H. 

 Damit sich hier nicht während des Nichtgebrauches Staub oder Feuchtigkeit ansetzen kann, 

 wird der Zylinderkondensator unmittelbar nach jeder Messung mit seinem unteren offenen 

 Ende auf eine kurze, breit ausladende Glasflasche G gesteckt, in deren Hals ein Messing- 

 ring RR eingekittet ist; in diesen paßt SS genau hinein. Die Flasche enthält Stückchen 

 metallischen Natriums Na. Die Schräubchen s setzen sich auf RR auf und verhindern, 

 daß der Kondensator zu tief eingesteckt und etwa dadurch der Verlängerungsdraht D 

 verbogen wird. Auf diese Weise ist der Kondensator zugleich geschlossen, geschützt und 

 zweckmäßig aufgestellt. 



Beim Arbeiten mit sehr kleinen Kapazitäten muß man bei der Ladeteilung die 

 Änderung in der Konfiguration der umgebenden Leiter natürlich sorgfältig vermeiden. 

 Ein Annähern und Entfernen des kleinen Kondensators an oder von der zu aichenden 

 Plattenanordnung hätte bereits Störungen herbeiführen können, namentlich auch das Heran- 

 nahen des Beobachters an die von ihren Schutznetzen bei der Aichung zum Teil wenigstens 

 zu entblößenden Leiterteile. Um daher die Leiteranordnimg möglichst wenig zu verändern 

 und den Apparat in der Form zu aichen, in der er benutzt werden sollte, wurde zwischen 

 ihn und die Hilfskapazität eine in einem Metallkästchen vollkommen eingeschlossene 

 Wippenanordnung eingeschaltet, welche von der Ferne her mittels eines Schnurlaufes die 

 An- und Abschaltung des Kondensators bewerkstelligen ließ. Fig. 10 Tafel II zeigt die 

 Umschaltvorrichtung im Schnitt von der Längsseite her gesehen, Fig. 11 dieselbe von der 

 Breitseite her in Verbindung mit dem Hilfskondensator und Fig. 12 gibt die Gesamtan- 

 ordnung von oben gesehen. 



Auf der 6x8 cm 2 haltenden Bodenfläche des 5,5 cm hohen, mit einem übergreifenden 

 Deckel versehenen Weißblechkästchens sind auf vier gerieften Hartgummisäulchen ebenso- 

 viele eiserne Quecksilbernäpfchen N x bis iV 4 befestigt, deren Rand bis etwas unterhalb der 

 horizontalen Achsen von vier entsprechenden, durch Deckel verschließbaren Seitenöffnungen 

 Oj bis 4 des Kästchens emporragt. In diese Näpfchen ist eine Wippe W aus dickem an 

 den Enden amlgamierten Kupferdrahte eingesetzt. Um diese umlegen zu können, ohne sie 

 zu entladen, trägt sie oben einen gleichfalls gerieften Hartgummiisolator, in den von oben 

 her ein Führungsstift eingelassen ist, welcher über den Deckel hinausgreift. Er geht 

 (vgl. Fig. 10) durch eine Öffnung in einem mit den beiden Ringen R 1 R 2 versehenen 



