21 



dicken Messingblechstreifen, welcher in einer Führung bis zu den Anschlägen A 1 A 2 hin- 

 und hergleiten kann; der Kastendeckel enthält einen entsprechenden schlitzförmigen Aus- 

 schnitt. An die Ringe B l B 2 ist der durch die Ösen 1 2 gezogene Faden FF angeknüpft, 

 der bis zum Beobachter hinführt. Durch Anziehen des einen oder anderen Fadenendes 

 kann die Wippe umgelegt werden. Dabei ist das Kästchen bis auf ganz geringfügige 

 Öffnungen geschlossen; störende elektrostatische Beeinflussungen sind demnach ferngehalten, 

 ebenso nach Möglichkeit das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Zur Fernhaltung 

 der letzteren von den Isolatoren sind in zwei entsprechenden Ecken des Kästchens (vgl. 

 Fig. 12) Gläschen GG mit Natriumstücken angebracht. 



Das Umschaltkästchen ist auf einem Doppelbrette montiert, das auch die beiden 

 Lager L t L 2 (Fig. 11 und 12) für den Zylinderkondensator sowie die Erdungsklemme K 

 (Fig. 10) trägt, an welche das Kästchen, ein Näpfchen und der Außenzylinder des Kon- 

 densators dauernd angeschlossen sind. Je nachdem die eine oder andere Hälfte der Platten- 

 anordnung geaicht werden soll, wird das diese Lager tragende Brettchen auf der einen 

 oder anderen Seite auf das gemeinsame Grundbrett aufgeschraubt und der Zuleitungsdraht D 

 (Fig. 12) zum Teilungskondensator in Näpfchen -ZV" 3 oder iV 4 eingesenkt. Der zu aichende 

 Apparat wird an N x durch einen dünnen Verbindungsdraht angeschlossen, welcher also in 

 unserem Falle in eines der Quecksilbernäpfchen n x oder n 2 (Fig. 3) hinüberführt. Zunächst 

 steht die Wippe so, daß das Wippenende in iV, eintaucht. Man hat dann ein System, 

 welches aus dem zu aichenden Apparate, dem Verbindungsdrahte, dem Näpfchen A 7 ,, der 

 Wippe W und dem Hilfskondensator besteht. Dieses wird auf dasselbe Potential geladen, 

 auf welches auch der Nachbarapparat geladen wird. Nun legt man die Wippe um. 

 Dadurch findet zunächst eine Trennung der geladenen Leiterteile zwischen N. und der 

 Wippe W statt; unmittelbar danach wird die auf W und der Hilfskapazität vorhandene 

 Elektrizitätsmenge durch K hindurch zur Erde hin abgeleitet, weil das Wippenende jetzt 

 in X 2 eintaucht. Sodann wird die Wippe in die erste Stellung zurückgeführt, wodurch 

 das ursprüngliche System genau in gleicher Weise wieder zusammengefügt ist; die auf 

 dem geladen gebliebenen System vorhandene Elektrizitätsmenge verteilt sich jetzt wieder 

 über dieselben Leiter, welche auch dieselbe Konfiguration den geerdeten Leiterteilen ringsum 

 gegenüber einnehmen wie vorher. 



Um hieraus die Kapazität des angeschlossenen Apparates selbst zu bestimmen, muß 

 muß man offenbar noch kennen : 



' 1. die Kapazität des aus Verbindungsdraht und Näpfchen N x bestehenden Teilsystems, 

 welches ja mit dem Apparat selbst verbunden bleibt; 



2. die Kapazität der Wippe, wenn ihre beiden Beine, wie immer, in die beiden 

 Näpfchen JV 2 A^ eintauchen, die Verbindung bei A r , aber bereits gelöst, diejenige bei N 2 

 aber noch nicht hergestellt ist; daß durch die Entfernung des Wippenendes von A 7 , die 

 Kapazität etwas geändert wird, hat einen so geringen Einfluß (bei dem Hub von wenigen 

 Millimetern), daß dieser Einfluß außer Betracht bleiben kann; 



3. die Eigenkapazität des Kondensators. 



Alle diese Einzelkapazitäten sind wiederholt besonders bestimmt worden, zuletzt von 

 Herrn Diplomingenieur Fritz Hauser. Der Kondensator wurde dabei mit einem Normal- 

 Plattenkondensator verglichen, der aus zwei sorgfältig eben abgedrehten 0,3738 cm dicken, 



