24 



Von den verschiedenen Kapazitätsbestimmungen seien nur die folgenden mitgeteilt: 



Am 17. Juli 1908 wurden erhalten für die linke Seite der Anordnung bei verschiedenen 

 Versuchen : 



a) mit Platten: 72,4 cm — 0,2 b) ohne Platten: 41,5 cm —0,2 



73.5 , —1,3 41,4 „ -0,1 



70.6 , + 1,4 41,0 , + 0,3 



72,2 cm 41,3 cm 



Am 20, Juli 1908 wurde die rechte Seite der Anordnung auf Kapazität geprüft; es 

 wurde erhalten 



a) mit Platte: 



73,7 cm 



-1,6 



b) 



Ohne 



Platte: 



40,8 cm 



+ 0,5 





72,4 , 



— 0,3 









41,4 „ 



-0,1 





72,5 , 



-0,4 . 









41,8 „ 



— 0,5 





70,6 „ 



+ 1,5 









41,3 cm 







71,8 „ 



+ 0,3 















71,4 „ 



+ 0,7 













72,1 cm 



Hieraus geht zugleich hervor, daß es wirklich gelungen war, beide Apparatanord- 

 nungen fast identisch herzustellen. 



Am 30. November 1908 sind Kapazitätsbestimmungen ausgeführt worden, bei denen 

 einmal der Boden durch eine Metallplatte abgedeckt war, zweitens in derselben Weise 

 wie im Juli 1908. 



Die beiden Bestimmungen weichen nur um 0,78 °/o voneinander ab, woraus hervorgeht, 

 daß durch hinzufügen der Metallplatte keine wesentliche Kapazitätsänderung verursacht wird. 



Die Art, wie diese Kapazitätswerte erhalten worden sind., zeigt, daß sie mit den aus 

 den Empfindlichkeitskurven zu entnehmenden, in elektrostatische Einheiten umgerechneten 

 Werten multipliziert, direkt die Elektrizitätsmengen ergeben, welche dem nur kurze 

 Zeit in Verbindung mit der Batterie verbliebenen System entzogen sind, um den Lichtzeiger 

 um den betreffenden Betrag wandern zu lassen. 



c) Ausmessung des Kraftfeldes zwischen den geladenen Platten und ihrer geerdeten 



Umgebung. 



Zur Beurteilung der sich zwischen der Platte und ihrer geerdeten Umgebung infolge 

 der Plattenladung ausbildenden elektrischen Strömung ist es von Wichtigkeit, die Ver- 

 teilung von Niveauflächen und Kraftlinien in dem Zwischenräume festzustellen. Dieselbe 

 ist natürlich verschieden, je nach der auf den Platten befindlichen Elektrizitätsmenge; bei 

 höheren Spannungen drängen sich die Stromröhren mehr zusammen als bei niedrigeren. 

 Indessen werden die einzelnen Bilder doch einander ähnlich sein, so daß es genügte, sich 

 in dem Felde zu orientieren für diejenige Spannung, welche bei den meisten Registrie- 

 rungen als Ausgangsspannung gedient hatte: 60 Volt. 



Die Ausmessung unseres Kraftfeldes hat Herr Cand. math. et phys. Karl Hoffmann 

 durchgeführt. Zu diesem Zwecke wurde ein flacher Metallkasten von 30x40 cm 2 Grund- 

 fläche und 10 cm Höhe, also von den gleichen Dimensionen wie unsere Gruben, angefertigt, 



