25 



welcher mit demselben Deckel mit dem Drahtnetzschutzzylinder abgedeckt wurde wie eine 

 der Gruben. Innerhalb dieser Metallumhüllung wurde eine der beiden Platten in genau 

 derselben Höhe und Lage befestigt wie bei den Versuchen, und dieselbe mit einer Akkumu- 

 latorenbatterie verbunden. Eine der Längswände des Kastens bestand aus zwei längeren 

 Blechstreifen, die so gegeneinander gestellt wurden, daß zwischen ihnen ein schmaler 

 vertikaler Spalt offen blieb, der an die verschiedensten Stellen des Kastens gerückt werden 

 konnte. Durch diesen Spalt wurde nun das horizontale, vorn mit einer sehr feinen Öffnung 

 versehene Röhrchen eines kleinen Wasserspritzkollektors eingeführt, der mit einem Lutz- 

 Edelmannschen Saiten elektrometer 1 ) (mit Temperaturkompensation) verbunden war. Auf 

 diese Weise konnte das ganze Feld zwischen Platte und Umgebung abgetastet und in 

 Diagrammen dargestellt werden; dabei glich dieses Feld demjenigen, welches bei den 

 Versuchen verwendet wurde, vollkommen bis auf die kleinen nebensächlichen Störungen, 

 welche durch das Tropfröhrchen selbst eingeführt wurden. Es zeigte sich u. a. , daß das 

 Feld unter der Platte vollkommen homogen war bis auf einen Randstreifen von ca. 2 cm 

 Breite, so daß man nur einen geringen Fehler begeht, wenn man die vom Erdboden in 

 die Platte übergehende elektrische Gesamtströmung durch den Flächenraum der Platte 

 dividiert, um einen Mittelwert der pro cm 2 eintretenden Strommenge, der " Stromdichte " 

 zu erhalten (vgl. w. u.). 



4. Auswertung der Registrierkuryen; die Isolatioiisbestimiiiuiigeu. 



In den Figuren 13 und 14 auf Tafel III sind einige Beispiele der erhaltenen Registrier- 

 kurven verkleinert reproduziert wiedergegeben (die Originalgröße eines jeden einzelnen 

 Blattes ist 18 x 24 cm 2 ). Unten erblickt man die allstündlich unterbrochene Basislinie, 

 deren geradliniger Verlauf die Gewähr dafür bietet, daß während der Registrierung keine 

 Störung in der Aufstellung eingetreten ist. Da der Moment des Einlegens sowie des 

 Abnehmens der Streifen und die fortlaufende Nummer auf jedem Blatte direkt notiert 

 wurde, die Registrierwalze außerdem nach Auflegen und Festklemmen des Blattes immer 

 so auf ihre Achse aufgesteckt wurde, daß die zusammenstoßenden Blattränder unmittelbar 

 hinter dem horizontalen Spalte des Schutzkastens zu liegen kamen, so war die Stelle des 

 Beginnes der Registrierung bekannt, und so konnten die einzelnen Tagesstunden genau 

 identifiziert werden. 



Nach jeder Stunde wird durch Schließen der Kontakte der Lichtzeiger zur Ruhelage 

 zurückgeführt, welche einer gleichen Ladungshöhe von Arbeitsplatte und Kontrollplatte 

 entspricht. Ein deutlicher Punkt markiert dieselbe, wiewohl der Stromschluß nur wenige 

 Minuten währt. Auf den Originalen erkennt man deutlich das Uberschwingen und die 

 Markierung von drei Umkehrpunkten, aus denen man das Dämpfungsverhältnis für jeden 

 einzelnen Fall sofort ableiten kann. Dasselbe betrug meist 3,96. In den Reproduktionen 

 sind diese Umkehrpunkte weggelassen worden. Man sieht, daß diese Ruhelagen im Laufe 

 des Tages ziemlichen Schwankungen unterworfen sind, so daß eine stündliche Kontrolle 

 derselben nur willkommen sein konnte. 



J ) C. W. Lutz, Über ein Saitenelektrometer. Sitzungaber. der Münchener Akad. 37, 61, 1907. 

 Abh. d. math.-phys. Kl. XXV, 2. Abh. 4 



