26 



Die von den Ruhepunkten ausgehenden, je nach der Schaltung nach oben oder nach 

 unten hin sich erstreckenden Kurvenäste stellen nun mit Rücksicht auf die Empfindlichkeits- 

 und Kapazitätswerte gewissermaßen Integrale über die während je einer Stunde 

 neutralisierten Elektrizitätsmengen dar. Ihre Länge wurde mittels des bereits S. 18 

 erwähnten Glasmaßstabes ausgemessen, wobei als Ausgangspunkt ein zwischen den beiden 

 die betreffende Stunde begrenzenden Nullpunkten in mittlerer Ordinatenköhe gelegener 

 Punkt gewählt wurde. 



Die so erhaltenen Längen wurden mittels der betreffenden Empfindlichkeitskurve auf 

 Spannungseinheiten und vermöge der bekannten Kapazitätswerte auf elektrostatische Mengen- 

 einheiten umgerechnet. 



Die so erhaltenen während einer Stunde neutralisierten Elektrizitätsmengen bestehen 

 aus den an den Platten selbst „zerstreuten" und den über die Stützen und zwischen den 

 Zuleitungen und ihren geerdeten Schutzröhren übergegangenen Mengen. Die letzteren 

 muß man gesondert bestimmen. Dies geschah meist auf demselben Registrierstreifen, der 

 schon eine Tageskurve der Zerstreuung trug, wie es z. B. Fig. 14 zeigt, indem einfach 

 auf denselben Streifen noch einen Tag ohne Platte exponiert wurde. Die so erhaltenen im 

 allgemeinen, wenn keine Störungen vorlagen, immer weit kürzeren Kurvenäste wurden in 

 der gleichen Weise ausgemessen und mittels der geänderten, für die Anordnung ohne 

 Platten geltenden Kapazitätswerte reduziert. 



Derartige „Isolationsprüfungen" wurden an einer großen Reihe von Tagen vor- 

 genommen, die sich über die verschiedensten Wetterlagen und Jahreszeiten verteilen. Die 

 gefundenen Werte wurden zu Stunden- und Tagesmitteln vereinigt. Es zeigt sich kein 

 Gang von solcher Regelmäßigkeit, daß man eine besondere Tageskurve konstruieren könnte. 

 Bildet man die Abweichungen der einzelnen Stunden- und Tagesmittel gegenüber dem 

 Gesamtmittel, so kommt man zu gleichgroßen Abweichungen im Laufe des einzelnen Tages 

 wie im Verlaufe der gesamten Beobachtungsdauer. 



Als Gesamtstundenmittel ergibt sich 0,385 E. S. E. Die größte Abweichung der 

 Tagesmittel (Mittel aus der größten positiven und der größten negativen Abweichung) 

 findet man zu 0,118 E. S. E. Die größte Abweichung der Stundenmittel vom Gesamtmittel 

 ist 0,130 E. S. E. Diese Werte repräsentieren also die maximalen Schwankungen in der 

 Isolationsfähigkeit des Systems. Vergleicht man sie mit den bei den Versuchen mit Platten 

 erhaltenen Mittelwerten, so betragen sie ca. 5 — 6°/o dieser Stundenmittel. Die zu messenden 

 Zerstreuungswerte erfahren also selbst durch die Maximalschwankungen des Systems ohne 

 Platten nur eine Änderung von 5 — 6 °/o. 



Wir sehen also, daß wir eine mittlere Korrektion bei allen Stundenwerten 

 in Anrechnung bringen können. Diese mittlere Korrektion ist gleich 0,385 E. S. E., dem 

 Mittelwert aus den bei abgenommenen Platten registrierten Elektrizitätsverlusten überhaupt. 

 Dieser Wert wurde also von allen Einzelstundenwerten abgezogen. 



