30 



gang von geringeren Spannungen zu höheren gleicher Art muß man längere Zeit warten, 

 bis die Hartgummistützen „ durchelektrisiert Ä sind, so daß sie nicht mehr die Nadelwande- 

 rung beeinflussen. Bei unseren Versuchen wurde die Spannung in Intervallen von je 

 20 Volt gesteigert, dafür erwies sich eine Zeit von ca. 30 Minuten als ausreichend, während 

 der die Platten und damit die Hartgummistützen auf der Spannung gehalten wurden, bei 

 der die nächste Beobachtung dann angestellt werden sollte. Das Ergebnis dieser Versuchs- 

 reihen wurde kurvenmäßig dargestellt. Als Abszisse wurde die Ausgangsspannung ein- 

 getragen, als Ordinate die beobachtete Stromstärke zwischen Platte und Erde, also die in 

 der Zeiteinheit an der Platte neutralisierte Elektrizitätsmenge. 



Die Einzelwerte zeigen Schwankungen, was nicht zu verwundern ist. Denn die Ver- 

 suchsreihen erstreckten sich notwendigerweise über einen Zeitraum von mehreren Tagen; 

 dadurch gehen die gesamten Tagesschwankungen des zu messenden Elementes mit in die 

 Kurve ein. Dem Umstände, daß auch die Werte bei gleicher Spannung aber an ver- 

 schiedenen Tagen sich von einander unterscheiden, also dem Gange der Tagesmittel, wurde 

 in der Weise begegnet, daß für jeden Tag ein Reduktionsfaktor ermittelt wurde, indem 

 morgens mit derselben Spannung begonnen wurde, mit der am Tag vorher aufgehört 

 worden war. Die entsprechende Kurve zeigt, daß eine Steigerung der Spannung von 

 ca. 60 Volt an bis zu 200 Volt kein weiteres Ansteigen der Stromstärke mehr bewirkt, 

 daß also tatsächlich schon bei etwa 60 Volt diese Stromform erreicht ist. 



Wir haben freilich die Messungen weitergeführ-t und sind schließlich bis zu 1100 Volt 

 Ladespannung, einem Gefälle von 220 Volt /cm entsprechend, übergegangen. Wenn hier- 

 bei auch eine Erhöhung der Stromstärke eintrat, so waren diese Messungen doch mit den 

 erstgenannten kaum mehr vergleichbar, weil sie von diesen zeitlich zu weit entfernt lagen ; 

 eine unmittelbare Rückkehr zu den niedrigeren Spannungen war aber der bereits erwähnten 

 dielektrischen Nachwirkung des Hartgummis wegen nicht möglich ; auch konnte sich bei 

 den hohen Spannungen ein anderer Wert des Isolationsverlustes eingestellt haben. 



Wir sind daher im weiteren Verfolge dieser Frage so vorgegangen, daß wir an 

 demselben Tage einige Stunden lang mit niederer, etwa 60 Volt betragenden Spannung 

 registrierten, dann für einige weitere Stunden die Spannungen verdoppelten und die Stunden- 

 mittel mit einander verglichen. So ergab sich am 8. XII. 08 der Stundenmittelwert bei 

 60 Volt Ausgangsspannung zu 



1.82 E. S. E., 

 bei 120 Volt aber zu 



1.83 E. S. E., 



also nur ein Unterschied kaum von der Ordnung der zeitlichen Variation der Zerstreuung. 

 Weiter mußte sich auch aus der Form der registrierten Stundenkurven selbst die 

 herrschende Stromart erkennen lassen. Einzelne Kurven wurden in zeitliche Intervalle 

 von je 6 Minuten zerlegt, d. h. der ganze Stundenverlauf wm - de in 10 Teile geteilt und 

 für jedes Zeitintervall gesondert die an den Platten neutralisierte Elektrizitätsmenge be- 

 stimmt. Da die „ Arbeitsplatte" ihre Ladung im Lauf der Versuchsstunde langsam ver- 

 liert, gemäß der neutralisierten Ionenmenge, so ist bei dieser Untersuchungsart der Sätti- 

 gungsstrom dadurch charakterisiert, daß der Elektrizitätsverlust pro Zeiteinheit sich während 

 der ganzen Stunde als eine Konstante ergibt. 



