34 



Sphäre in diese eindrang und folglich die dieser entsprechenden Zerstreuungswerte registriert 

 wurden. Zum Teil ist dies namentlich bei sinkendem Barometer auch sicher der Fall. 

 Um aber abzuschätzen, wie viel bei den registrierten Effekten dieser Wirkung von oben, 

 wie viel der Wirkung der Bodenluft selbst zukommt, wurden viele Tage lang Aufzeich- 

 nungen mit beiden Vorzeichen vorgenommen, bei denen die eine oder die andere Öffnung 

 am Boden durch eine hier eingelegte und ringsum abgedichtete, luftdicht schließende Eisen- 

 blechplatte von 0,5 mm Dicke abgeschlossen wurde ; die erhaltenen Zerstreuungswerte 

 wurden mit den unmittelbar vorher und nachher ohne diesen Schutz erhaltenen in Ver- 

 gleich gestellt. 



Die Schaltung war dabei eine etwas andere als bei den eigentlichen Zerstreuungs- 

 messungen : Die Nadel des Quadrantenelektrorneters wurde für sich dauernd auf derselben 

 Spannung erhalten, die beiden Platten wurden allstündlich auf die gleich hohe, davon 

 unabhängige Anfangsspannung gebracht. Eine Wanderung der Elektrometernadel tritt 

 also ein. wenn die eine Platte schneller entladen wird, als die andere. Qualitativ ist dann 

 der Nachweis der Bodenatmung erbracht, wenn eine Drehung der Elektrometernadel von 

 dem Momente an eintritt, in dem an der einen Seite die Bodenfläche durch Metall luft- 

 dicht abgedeckt wird. Quantitativ läßt sich der Effekt in derselben Weise bestimmen, wie 

 bei den übrigen Zerstreuungsmessungen. Auch bei der abgedeckten Seite tritt natürlich 

 eine allmähliche Entladung ein, und diese Entladung kompensiert eine gleich große an 

 der nicht abgedeckten Seite, verursacht durch die Ionisation der Luft im Zerstreuungs- 

 raume und in den übrigen Bäumen des Apparates. Die eventuelle Wanderung des Elektro- 

 meterzeigers ist also lediglich eine Folge der Bodenatmung auf der nicht abgedeckten 

 Seite, die entstehenden Stundenkurven sind in gleicher Weise auszuwerten, wie die bei den 

 gewöhnlichen Zerstreuungsmessungen erhaltenen. Nur ist hier keine Korrektion wegen 

 etwaiger Verluste über die Stützen anzubringen, es ist vielmehr die ganze Stundenkurve 

 als Wirkung der Bodenatmung anzusehen. 



Die Versuchsreihen gestalteten sich daher in folgender Weise : 



1. Beide Platten ohne Abschluß der Bodenöffuuns;en wurden allstündlich mit o-leichem 

 Vorzeichen zur gleichen Potentialdifferenz aufgeladen ; beide entluden gleich schnell, denn 

 der Elektrometerzeiger blieb ruhig stehen ; geringe Schwankungen traten nur ein, wenn 

 etwa auf einer Seite auf kurze Zeit die Isolationsfähigkeit ein wenig geringer war. Schon 

 ein sehr geringer Isolationsmangel einer Seite bewirkt natürlich bei dieser Schaltung eine 

 intensive Wanderung des Elektrometerzeigers. 



2. Die linke Seite wurde mit einem Metallabschlusse versehen; die Registrierung 

 wurde in gleicher Weise wie unter 1. fortgesetzt: Es zeigt sich sofort eine Wanderung 

 der Elektrometernadel in dem Sinn, daß eine schnellere Entladung der rechten Seite vor- 

 handen sein muß, also der Seite, an der die Bodenluft noch austreten kann. 



Sinne aus dem Lufträume gegen den Erdboden hin. Hierbei würde dann wirklich der Anteil allein 

 gemessen, welcher den aus dem Boden dringenden Gasmengen zukommt. Wir haben indessen von einem 

 derartigen Ventilabschluf3 nach oben hin Abstand genommen, weil man sich dabei allzu weit von den 

 in der Natur vorliegenden Fällen entfernt hätte und haben den Nachweis lieber in der oben angeführten 

 Weise geliefert. Bei späteren Versuchen soll der von oben her eindringenden Luft der lonengehalt 

 durch Metallgazepfropfen genommen werden. 



