55 



2 Volt /cm beträgt. Die Nadel des Elektrometers ist dauernd geerdet; ein Abweichen des 

 Liclitzeigers von der Horizontalen auf dem Registrierstreifen bedeutet also ein rascheres 

 Entladen des einen Zerstreuungskörpers. Durch eine Wippe kann umgeladen werden zum 

 Ausgleich von Unsymmetrieen und zum Erkennen von etwaigen geringen Isolationsmängeln. 



Da es auf den Strom zwischen Platte und Erde ankommt, so ist zu jeder Tagesauf- 

 nahme eine Isolationsprobe bei abgenommenen Platten vorzunehmen. Bei diesen Isolations- 

 bestimmungen zeigte sich durchweg bis auf wenige Ausnahmen (3) ein schnelleres Entladen 

 des negativ geladenen Teiles. Das Resultat war zu erwarten; denn in den wesentlichen 

 Teilen der nach Abnahme der Platten verbleibenden Anordnung, Elektrometer nebst den 

 Zuleitungen, herrscht jedenfalls kein freier Strom, sondern wahrscheinlich unvollständig 

 gesättigter Strom, vielleicht selbst Sättigungsstrom ; denn einzelne entgegengesetzt geladene 

 Teile und geladene und geerdete Teile stehen einander sehr nahe gegenüber. Die Ionen- 

 geschwindigkeit mit ihrer ausgleichenden Wirkung tritt zurück, und es macht sich der 

 Überschuß der positiven Ionen in der Atmosphäre bemerkbar. Nach Ansetzen der Platten 

 änderte sich das Bild vollkommen. Die Abweichungen des Lichtzeigers von der Horizon- 

 talen sind nun so gering, daß ein Auswerten der entstehenden Kurven nicht möglich ist. 

 In einer Reihe von Fällen ist eine Abweichung überhaupt nicht zu konstatieren, bei den 

 übrigen Beobachtungen ist bald der Ansatz zu einer Abweichung nach links, bald nach 

 rechts zu bemerken, d. h. ein geringes rascheres Entladen bald der positiv, bald der negativ 

 geladenen Platte. 



Es ist nun zunächst die durch Isolationsproben festgestellte Abweichung der Nadel 

 bei abgenommenen Platten zu berücksichtigen. Die Ordinatenhöhe der entstandenen Kurven 

 wurde durch das Verhältnis der Kapazitäten der Apparatur mit und ohne Platten geteilt. 

 Diese Korrektion wurde dann von der Ordinatenhöhe der eventuell erhaltenen Kurven der 

 eigentlichen Untersuchungen mit Platten in Abzug gebracht. 



Als Resultat von 34 in -dieser Weise durchgeführten Beobachtungsreihen erhalten wir : 

 6 Reihen, bei denen kein Unterschied im Entladen der positiv und der negativ 

 geladenen Seite zu konstatieren ist, 



14, bei denen anscheinend die positiv geladene Platte etwas schneller entladen wird, 



14, bei denen anscheinend die negativ geladene Platte etwas schneller entladen wird. 

 Es ist also kein wirklicher Unterschied zu konstatieren in der Entladegeschwindigkeit der 

 positiv geladenen und der negativ geladenen Platte. Die Schwankungen (denn als solche 

 sind die Abweichungen von der Normallage anzusprechen) verteilen sich gleichmäßig auf 

 beide Arten von Ladungen. 



Zwei in unmittelbarer Nähe des Erdbodens aufgestellte, entgegengesetzt 

 geladene Platten, in die „freier Strom" fließt, entladen sich gleichschnell: 

 Die Leitfähigkeit der Atmosphäre in unmittelbarer Nähe des Erdbodens ist für beide 

 Elektrizitätsarten gleich groß. 



Zu ähnlichen Resultaten sind auch andere Beobachter gelangt. K. Kurz 1 ) wies nach, 

 daß die bei dem Grerdienschen Apparate durchweg erhaltenen sehr ausgeprägten Uni- 

 polaritäten nur scheinbare sind, welche zum größten Teile dadurch bedingt sind, daß sich 

 auf der negativ geladenen Elektrode die festen radioaktiven Zerfallsprodukte aus der durch- 



!) K. Kurz, Phya. Zeitschr. 7, 771, 1906 und Dissertation, Gießen 1907. 



