56 



gesaugten Luft absetzen, ein Umstand, der eine Vergrößerung des zu messenden Effektes 

 bewirkt, die sich bei den gewählten Apparatdimensionen im obigen Sinne nur dann bemerk- 

 bar macht, wenn die Innenelektrode negativ, nicht dagegen, wenn sie positiv geladen ist. 



Dieses Resultat dürfte für die Erkenntnis der luftelektrischen Strömungserscheinungen 

 nicht unwichtig sein. 



Zur Kontrolle wurden noch Registrierungen nach folgendem Schema durchgeführt: 

 Die Nadel und das eine Quadrantenpaar werden dauernd geerdet; das zweite Quadranten- 

 paar und die an dasselbe angeschlossene Platte können abwechselnd positiv und negativ 

 geladen werden. Beobachtet wird der Ladungsverlust der während einiger Minuten mit der 

 Spannungsquelle verbundenen, dann aber wieder isoliert stehenden Platte. Als Spannungen 

 werden abwechselnd + 8 und — 8 Volt verwendet, als Spannungsgefälle also 1,6 Volt/cm. 

 Auch hier ist natürlich wieder „nrit" und „ohne" Platte zu arbeiten, da der Strom er- 

 mittelt werden soll, welcher in den Zerstreuungskörper hineingeht. 



Durch besondere Untersuchungen wurde festgestellt, daß bei so niedrig gewählten 

 Gefällen in der Tat „freier Strom" in der Anordnung herrscht. Von Millimeter zu Milli- 

 meter (also Zeitintervallen von 6 Minuten entsprechend) wurden die Kurvenordinaten mit 

 dem Glasmaßstabe ausgemessen und mittels der (für diesen Fall der Schaltung natürlich 

 von der Kurve Fig. 7 abweichenden und besonders ermittelten) Eichkurve in Volt umge- 

 rechnet und hieraus zunächst der minutliche Voltverlust (der „ Strom") als Funktion der 

 mittleren, auf der Platte noch vorhandenen Spannungen ermittelt. Die hierbei erhaltenen 

 „Stromcharakteristiken" zeigen zwar keine große Regelmäßigkeit, und zwar wegen der 

 unvermeidlichen und hierbei stark ins Gewicht fallenden Messungsfehler, lassen aber doch 

 die Gültigkeit des Coulombschen Zerstreuungsgesetzes (vgl. oben S. 4 ff.) erkennen. Mit 

 Rücksicht auf die Kapazität und die erwähnte Korrektion wegen der Isolationsmängel 

 ergeben sich als sekundliche Elektrizitätsverluste für das Gefälle von 1,6 Volt/cm 



bei positiver Ladung: 



3,45 • 10- 4 E. S. E., 

 bei negativer Ladung: 



3,47 • lO" 4 E. S. E., 

 also in der Tat wiederum die gleichen Werte. 



Aus den angegebenen Zahlenwerten würde für die gesamte Leitfähigkeit des die Platte 

 umgebenden Ionisationsraumes folgen : 



A = 6,92 • 10-* /^ 

 oder 



,1 = 13,0 • 10- 2 . 



Hätte man zwischen der Platte und der die Ionen liefernden Bodenschicht eine homogene 

 Verteilung der Stromröhren, so könnte man aus A direkt auf die auf die Einheit (cm 2 ) 

 des Querschnittes sich beziehende Größe / schließen. Dies ist nicht genau der Fall, da 

 das Feld inhomogen ist und die Flächendichte an den Rändern der Platten größer ist als 

 in der Mitte 1 ). Dividiert man also durch die den Strom aufnehmende Plattengröße 



l ) Indessen zeigte die Ausmessung des Feldes (vgl. oben unter A, 3, c S. 24), daß die Abweichungen 

 gering sind. 



