141 
Einige Bemerkungen über den KircHHorF'schen 
Spectralapparat. 
Von H. C. Voset. 
| Dem Astrophysikalischen Observatorium zu Potsdam wurde zu Anfang 
| dieses Jahres seitens des vorgeordneten Königlichen Ministeriums ein 
| sehr werthvolles Geschenk zu Theil, nämlich der von G. Kırc#Horr zu 
seinen berühmten Untersuchungen über das Sonnenspeetrum benutzte 
grosse Spectralapparat. 
| In den am ı1. Juli 1861 der Königlichen Akademie der Wissen- 
| schaften zu Berlin von Hrn. Masnus vorgelegten, in den Abhandlungen 
derselben zum Abdruck gelangten Untersuchungen Kırcnnorr's ist der 
Apparat beschrieben und abgebildet worden. Während KırcHHorr ein- 
gehend über die Anordnung der Beobachtungen, die Aufstellung der 
Prismen und die Justirung derselben spricht, ist die Beschreibung des 
Apparates selbst, vielleicht im Hinblick auf die recht gute Abbildung 
| und die grosse Einfachheit desselben, sehr knapp bemessen. Ab- 
weichungen in den Beschreibungen des Instruments in den verschie- 
denen Lehrbüchern zeigen jedoch, dass seine Eigenthümlichkeiten nicht 
sicher bekannt sind, und ich glaube, in Anbetracht der grossen histo- 
rischen Bedeutung, die der Apparat durch die Kırcnuorr’schen Unter- 
suchungen erlangt hat, dass die Ergänzungen zu der von KırcHHorr 
gegebenen Beschreibung, die ich hier folgen lasse, besonders aber die 
Angaben über die Brechungsverhältnisse des zu den Prismen verwende- 
ten Glases, die bisher gänzlich fehlten, sowie einige Bemerkungen über 
die Leistungen des nunmehr bald vier Decennien alten Instruments im 
Vergleich zu neueren Instrumenten nieht ohne Interesse sein dürften. 
Mit einer plan abgedrehten kreisrunden Gusseisenplatte von 687 
Durchmesser, die auf der unteren Seite durch 6 Rippen verstärkt ist, 
ist das Collimatorrohr mit einem Objectiv von 50°” Brennweite und 
42”” freier Öffnung in der Weise fest verbunden, dass die optische Axe 
desselben in einem Abstand von 46"”"” parallel der Oberfläche der grossen 
runden Platte liegt, ihre Projeetion auf dieselbe aber eine Sehne bildet, 
deren Abstand von dem Mittelpunkt der Platte ı1 z"m beträgt. Das 
Rohr wird nahe in der Mitte durch einen Ring gehalten, der am Rande 
Berne a ae an m Zee 
