142 Sitzung der physikalisch- mathematischen Classe vom 17. Februar. 
der Eisenscheibe aufgeschraubt ist, und es steht in Folge dessen et- 
was mehr als zur Hälfte über der Scheibe. Der Spalt ist aus Messing 
gearbeitet mit einer durch eine Mikrometerschraube beweglichen Backe. 
Der feststehenden Spaltbacke kann eine geringe Drehung gegeben wer- 
den, um die Spaltschneiden einander parallel zu stellen. Die Einrich- 
tung ist aus der Abbildung, die Kırcnnorr gegeben hat, sehr deutlich 
zu ersehen. Das auf derselben angegebene Vergleichsprisma ist nicht 
mehr vorhanden. 
Von denselben Dimensionen wie der Collimator ist das Beobach- 
tungsfernrohr. Es ist auf einem starken Lineal von Messing, welches 
von der Mitte zur Peripherie der kreisförmigen Grundplatte des Ap- 
parats reicht und sich um eine durch den Mittelpunkt derselben ge- 
hende, etwa 5°" lange Axe drehen lässt, einen spitzen Winkel mit dem 
Lineal bildend, verbunden, und zwar so, dass es, um eine horizontale 
Axe drehbar, auf- und niederbewegt werden kann und dass ausserdem 
eine seitliche Parallel-Verschiebung in den Axen-Lagern von etwa 2” 
zu beiden Seiten von der Mittellage in der Richtung der Axe möglich 
ist. Der Winkel, den das Rohr mit dem die Führung zu einer kreis- 
förmigen Bewegung des Fernrohrs gebenden Lineal in der Ebene der 
Drehung unveränderlich einschliesst , ist so bemessen, dass in der Mittel- 
lage des Fernrohrs der Abstand der Projeetion der optischen Axe des- 
selben auf die Scheibe vom Mittelpunkt ebenso gross ist, wie der des 
Collimators (115””"). Dreht man das Fernrohr so, dass Collimator und 
Fernrohr nach entgegengesetzten Richtungen zeigen, so stehen sich 
die Objeetive beider Rohre genau gegenüber, und die optischen Axen 
können in eine Gerade gebracht werden, was für die genaue Justirung 
der Rohre und die Einstellung des Spaltes in den Brennpunkt des 
Collimatorobjeetives erforderlich ist. 
Der Abstand des Collimator- und des Beobachtungsrohres von der 
Drehungsaxe ist durch die Anzahl der Prismen und die Grösse der 
Dispersion derselben bestimmt (drei Prismen mit brechendem Winkel 
von 45°, ein Prisma mit 60°), gilt aber nur für die Stellung der Pris 
men im Minimum der Ablenkung für eine Strahlengattung, und zwar 
in der Mittellage des Rohrs, wie ich ermittelt habe, für die Natrium- 
linien. Werden die Prismen auf das Minimum der Ablenkung für eine 
Linie geringerer oder für eine Linie von grösserer Brechbarkeit gestellt, 
so wird der Prismenzug einen grössern oder kleinern Kreis darstellen, 
und dieser Veränderung trägt man durch die angegebene seitliche Ver- 
schiebung des Beobachtungsrohres zwischen den Axenlagern auf eine 
überaus leichte Weise Rechnung, indem es dadurch möglich ist, das Be 
obachtungsrohr stets so zu stellen, dass der aus dem letzten Prisma aus“ 
tretende Strahlenkegel vom Objectiv desselben voll aufgenommen wird. 
