Voser: Einige Bemerkungen über den Kırcnnorr’schen Speetralapparat. 143 
Das Beobachtungsfernrohr hat ein Ocular, welches eine 2ofache 
Vergrösserung gibt; die 40fache, mit der Kırcunorr zumeist beobachtet 
hat, ist leider nicht mehr vorhanden. Die 20fache Vergrösserung hat 
Hormann bei der Fortführung der Kırcnnorr’schen Untersuchungen 
gebraucht; sie wird im II. Theil der Untersuchungen über das Sonnen- 
speetrum (Abhandl. der Kgl. Ak. der Wiss. 1862) erwähnt. Das Oecular 
ist ein negatives, das rechtwinkelige Fadenkreuz befindet sich zwischen 
den beiden Ocularlinsen. 
Die Bewegung des Fernrohrs geschieht aus freier Hand oder mit 
Hülfe einer Tangentialschraube, deren Gewinde ı 20” Jang ist und +" 
Ganghöhe hat. Man kann jedoch nur die vordere Hälfte der Schraube 
benutzen, da die wahrscheinlich erst nachträglich angebrachte getheilte 
Scheibe hindert, doch lässt sich. ohne die Schraube zu versetzen, durch 
dieselbe dem Fernrohr immer noch eine Bewegung von etwa 8° geben. 
Die Scheibe hat 63”” Durchmesser und ist in Grade getheilt, die Theil- 
striche sind von 2° zu 2° gezogen. Als Index dient ein kleines messer- 
artig geschärftes Metallplättehen, welches mit einer Feder gegen den 
Rand der Scheibe gedrückt wird, so dass sie an demselben schleift. 
Eine Zählvorrichtung der ganzen Umdrehungen der Schraube ist nicht 
vorgesehen, was bei der geringen Ganghöhe leicht zu Verzählungen 
Anlass geben kann. Die Mikrometervorrichtung ist ohne Zweifel sehr 
unbequem und primitiv; sie erinnert an die Vorrichtungen an Fern- 
tohren, wie sie zu Anfang des Jahrhunderts gebräuchlich waren. Dass 
die Theilscheibe der Mikrometerschraube in Grade getheilt ist und 
nicht, wie jetzt allgemein üblich, in 100 Theile, hat zu der Ansicht 
Veranlassung gegeben, Kırcnnorr habe noch ausser der Schraube eine 
Gradtheilung bei seinen Messungen benutzt, was aber nicht der Fall 
gewesen ist. Die Schraubenablesungen sind jedenfalls ohne weiteres 
nur dazu verwendet worden, die relative Lage der Linien so weit fest- 
zulegen, als es für eine Zeiehnung erforderlich ist. Kırcnnorr spricht 
Sich darüber ganz bestimmt aus: » Um die Abstände der einzelnen Linien 
von einander zu messen, benutzte ich eine Kreistheilung, die an dem 
Kopfe der Mikrometerschraube angebracht ist, durch welche das Fern- 
rohr B gedreht werden kann.«... »der Sehnittpunkt der Fäden (im 
Oeular) wurde durch die Mik terschraube auf jede dieser Linien 
geführt, jedesmal die Theilung abgelesen und neben der Ablesung eine 
sung der Schwärze und der Breite der Linie notirt. ie are 
u eichnungen wurden die Linien gezeichnet.« . a ee; a 
a des Speetrums habe ich eine in Millimeter getheilte = e 2 
Mm willkürlich gewählten Anfangspunkte gesätatin... MBe 
“chung zwischen den den einzelnen Linien entsprechenden Skalenab- 
sungen und den Brechungsverhältnissen meiner Prismen für diese 
