144 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 17. Februar. 
Linien besteht nicht: schon deshalb nicht, weil die Prismen bald mehr, 
bald weniger genau auf das Minimum der Ablenkung der Strahlen 
eingestellt waren. « 
Zur Beurtheilung der Genauigkeit der Messungen, die man mit 
der beschriebenen Messvorrichtung erreichen kann, führe ich Folgendes 
an. Einer Umdrehung der Schraube entspricht eine Winkelbewegung 
von 3!2. Die Distanz der D-Linien bei Anwendung aller Prismen be- 
trägt 82° an der Theilscheibe der Mikrometerschraube, entspricht also 
einem Winkelwerthe von 44". Die Entfernung dieser beiden Linien 
lässt sich, wie ich aus mehreren Messungen ermittelt habe, mit fol- 
gender Sicherheit bestimmen: w.F. einer einmaligen Distanzmessung 
— +0.048 der Distanz D, bis D,, oder im Bogen # 2!ı. Der w. E 
einer Einstellung auf eine Speetral-Linie beträgt demnach # 175.5 Ba 
Anwendung einer doppelt so starken Vergrösserung, mit der KırcHHOFF 
gemessen hat, wird sich der w.F. noch kleiner herausstellen. Wollte 
man den Apparat noch jetzt zu Differenzmessungen benutzen, SO ‚würde 
natürlich eine Untersuchung der Fehler der Mikrometerschraube vor- 
auszugehen haben, die Sicherheit der Pointirung auf die Linien im 
Speetrum könnte durch Anwendung eines sogenannten Andreaskreuzes 
anstatt der rechtwinkeligen Fäden erhöht werden, und ich schätze 
dann den w.F. der Einstellung auf eine Linie in den mittleren Theilen 
des sichtbaren Speetrums, in Wellenlängenunterschieden ausgedrückt, 
zu 50.015 un. 
Die mehrfach erwähnte grosse Eisenplatte ruht auf einem sehr 
einfach ausgeführten, unten geschlossenen Holzeylinder von etwa 2 
Durchmesser, 11°” Höhe und 3°” Wandstärke, dessen oberer Rand 
Ausschnitte entsprechend der Form der unten an der Eisenplatte an- 
gegossenen Rippen hat, und der eine, wenn auch nicht schön aus 
sehende, aber doch vollkommen sichere Lagerung gewährt. Aus werth- 
vollen Notizen über den Apparat, deren Mittheilung ich Hrn. Dr. R. 
Sreisuem, dem Enkel des Verfertigers ©. A. Steine, verdanke, geht 
jedoch hervor, dass dem Apparat noch ein Dreifuss zur Aufstellung 
beigegeben worden war. Derselbe wird eine kreisförmige Scheibe 8% 
tragen haben, auf die der Holzring, auf dem der Apparat ruht, 8° 
setzt und mit drei starken Schrauben, für welche Löcher in der Boden- 
platte des Holzgestells sich befinden, befestigt wurde. Der Holzeylinder 
hat noch ein paar grössere fensterartige Ausschnitte, um Lichtstrahlen 
zu und von einem kleinen Spiegel gelangen zu lassen, der unterhalb 
der Eisenplatte mit der durch die Mitte derselben gehenden Drehungs“ 
axe für das Lineal mit dem Beobachtungsfernrohr verbunden ist. Die 
Bestimmung dieses Spiegels ist von Kırennorr nicht angegeben; aus 
der Construction ist aber ersichtlich, dass er nicht erst nachträglich 
- ae A } B 
