Voser: Einige Bemerkungen über den Kırcnnorr’schen Spectralapparat. 145 
angebracht worden ist. Ich vermuthe, dass derselbe dazu gedient hat, 
in Art der Possrnnorrr’schen Spiegelablesung mittels einer Scala die 
ganzen Umdrehungen der Messschraube zu eontroliren, und werde in 
dieser Ansicht dadurch bestärkt, dass in der in meinen Händen be- 
findliehen Abschrift der Kostenrechnung über den Apparat ein Scalen- 
fernrohr von 9 Zoll Länge und ı2 Lin. Öffnung mit aufgeführt ist. 
Wahrscheinlich ist anfänglich beabsichtigt worden, allein auf diese 
Weise die Messungen auszuführen, und erst nachdem sich das Un- 
bequeme dieser Messmethode herausgestellt hat, ist die Schraube zur 
Feinbewegung des Fernrohrs am Speetralapparat mit Theilscheibe ver- 
sehen worden. 
‘Die optischen Theile des Apparats, die, wie auch die eben be- 
schriebenen mechanischen Theile, in der Werkstatt von C. A. STEINHEIL 
in München angefertigt wurden, zu prüfen, bereitete geradezu einen 
Genuss. Die Objective sind sehr schön und farbenrein; die Prismen 
sind in Bezug auf Schliff Meisterwerke; auch das zu denselben ver- 
wendete Glas ist rein, recht farblos und schlierenfrei, nur in zwei 
Prismen befinden sich einige Luftbläschen. Die Höhe der Prismen 
(Senkrechte von der brechenden Kante auf die Basis) beträgt 0, 
die Länge der brechenden Kante 58"". 
Die Abweichungen der brechenden Flächen von der Ebene sind 
ausserordentlich gering; sie entsprechen im schlimmsten Falle einer 
gekrümmten Fläche, deren Krümmungsradius etwa 600” beträgt. Die 
brechenden Flächen sind in der von Stemurı üblichen Weise kreis- 
förmig abgephast, der Durchmesser dieser Kreise beträgt 5 Sch. 8 
24.4 Par. Lin., nicht wie Kırcnsorr angibt 18 Par. Lin.). 
Die Spectra, welche die einzelnen Prismen geben, sind vorzüg- 
lich, und die Wirkung der sämmtlichen Prismen ist so ausgezeichnet, 
wie sie auch heute kein Apparat von ähnlicher Dispersion besser zu 
geben vermag. 
Die Prismen sind mit kleinen Fussplatten mit drei Stellschräub- 
chen versehen, die etwas sehr zart sind. Die Schräubchen sind nach 
der Justirung mit Wachs vergossen worden, und es ist merkwürdig, 
dass bei zwei der Prismen die Justirung nach so langer Zeit sich 
vollständig erhalten hat; bei den beiden anderen war die Abweichung 
auch nicht sehr erheblich. Die Prismen werden mit ihren Füssen 
direet auf die plangedrehte Gusseisenplatte gestellt und mit der Hand 
zurecht geschoben und gedreht. Die Einstellung sämmtlicher Prismen 
auf das Minimum der Ablenkung für irgend eine Linie geht sehr leicht 
von Statten und ist in wenigen Minuten auszuführen. 
Der Apparat lässt eine siebenfache Veränderung der Dispersion zu 
und ist in Folge dessen sehr bequem zu verschiedenen spectralanalyti- 
