146 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 17. Februar. 
schen Untersuchungen schwächerer Lichtquellen zu verwenden; er soll 
nicht nur als werthvolles historisches Stück aufbewahrt werden, son- 
dern wird zeitweilig noch als sehr brauehbarer Apparat in Benutzung 
kommen. 
Nach den Bestimmungen, die Dr. Harrmann hier ausgeführt hat, 
sind die brechenden Winkel der Prismen die folgenden: 44° 57:1; 
45° 6!9; 45°26!9 und 59°50:8. Man sieht, dass es damals den Op- 
tikern noch nicht geläufig war, wie jetzt, den brechenden Winkel bei 
Prismen bis auf wenige Minuten genau herzustellen. Das zu den 
Prismen verwendete Glas — das entweder aus dem Glaswerk von 
Sautter oder aus dem von Foiret, den einzigen Firmen, von denen zu 
jener Zeit Steinnem Glas bezog, stammt — ist jedenfalls aus einer und 
derselben Schmelze, da sich keine Abweichungen in den Brechungs- 
verhältnissen auffinden liessen. Dr. Harımann ermittelte für die rela- 
tiven Brechungsexponenten bei der Temperatur 18°C. folgende Werthe: 
für B 1.6093 für D 1.6158 für F 1.6275 
:& 16110 » E. 1.6220 » Hy 1.6375 
» 4.1.0120 » D, 1.0230 » 9. 1.6403 
Ich erlaube mir schliesslich noch einige mir von Dr. R. STEINHEIL 
in gefälligster Weise gemachte Mittheilungen über den Apparat, die 
sich in dem Tagebuch seines Grossvaters vorgefunden haben, bekannt 
zu geben. 
»8 28.Dee. 1859. Bunsex und Kırcanorr kommen zur Berathung 
über den Apparat zum Zeigen der fixen Linien. 
2} 29.Dee. 1859. 9" kommt Prof. Kırcnnorr, 11" Bunsen und Wir 
betrachten die fixen Linien mit 2 Prismen. Apparat 27" Öffnung 
(Dialyt) und 4 Zoll, Prismen von 45°. Auch mit 15" ist eine feine 
Linie bei der 3“ von 5 zwischen (2) und (3)b (/, Abstand 2-3 VON 
3) zu erkennen, doch sind die Bilder nicht besonders gut. Wir sehen 
mit Weingeistflamme und Salz doppelt D, weiss auf dunklem Grund. 
Sie essen bei uns. Joruy ist gebeten und kommt ı". Bestellen nach 
Tisch Apparat mit 3 oder 4 Prismen von 45° für 18” volles Licht. Wir 
berathen den Apparat am Mannheimer Refractor, um Fixstern® in 
Prismenbilder aufzulösen und mit künstlichen Lichtquellen zu verglei- 
chen. Gehen 5" ab. 
; hh 31.Dee. 1859. Den Prismenapparat Bunsen und Kırcnnorf 
näher berechnet. 
C) 8.Jan. 1860. Kırcnnorr’s Abänderungsvorschläge- 
C) 5. Febr. 1860. Ich eonstruire den Apparat für KırcHHoff- 
