162 Sitzung der phys.-math. Classe vom 17. Febr. — Mittheilung vom 3.Febr. 
nieht 10 Procent der Werthe, die man erhielt, wenn ein Eiseneylinder 
in der Spule lag. Bei dem dritten Rohr war besonders die Wirkung 
auf die lange Spule gross und übertraf den Ausschlag der kurzen 
Spule etwa um das Vierfache. Im Maximum mussten 18 Procent von 
dem Ausschlag für die Wirkung der Magnetisirungsspule in Abzug ge- 
bracht werden. 
Bei den meisten Beobachtungen lag das Galvanometer im Neben- 
schluss zu der Inductionsspule. Das Verhältniss der Widerstände wurde 
dabei nach Bedarf geändert und die Empfindlichkeit der verschiedenen 
Schaltungen aus der Wirkung der eisenfreien Magnetisirungsspule be- 
stimmt. 
Die Magnetisirungsspule war in der II. Abtheilung der Reichs- 
anstalt mit einer Normalspule verglichen worden. Sie diente gleich- 
zeitig zur Aichung und Controlirung des Galvanometers. Zu diesem 
Zweck war noch eine secundäre Spule $S von 144 Windungen und 
17.2 Ohm Widerstand über die Mitte der Magnetisirungsspule ge- 
wickelt, für die sich 
An’ n,r” = 10480 
ergeben hatte, wo n, die Windungszahl/em und r den Radius der 
mittleren Windungsfläche bedeutet. 
Cylinder von 0.3cm Durchmesser. 
Zuerst wurden vier Cylinder von 0.3 em Durchmesser und 15 cm 
Länge untersucht, von denen je einer aus Schmiedeeisen und Stahlguss 
gedreht war, während die beiden anderen aus zwei verschiedenen Sorten 
Stahl bestanden. Die folgende Tabelle enthält die Resultate dieser Be- 
obachtungen. 
Temporäre Magnetisirung Totale Magnetisirung 
H Jq A H q A A 
Schmiedeeisen 
0.46 4.23 10.86 0.46 1.43 10.86 44.08 
am 11,17 2 30.79 3.10 12.14 10.87 55.40 
7 ‚2:48 10.66 6.17:: 35.48 10.81 58.43 
139 55.25 10.80 139 56.98 10.82 58.00 
22.7 74.63 11.21 22.7 75.30 11.25 46.94 
2 : » 16 12.31 42.3 80.42 12.38 26.90 
“ 7 = 68 12.86 61.7 82.94 12.81 19.02 
95 97. 13.48 109.2 87.52 13.36 11.34 
17 8932 13.7 170.3 89.54 13.73 7-44 
Stahlguss 
er 0.131 11 0.46 0.784 : 11.37 24-13 
eg 0 11.20 3.10 7.072 11.04 32.28 
a “ #4 11.05 6.17 18.05 10.90 41.39 
ee (4 11.00 13.9 48.66 10.92 49.53 
= 11.22 22.7 65.74 11.19 40.98 
- 76.1 12.11 42.2 80.76 12.02 27.08 
“ 19 54 12.72 61.6 85.29 12.58 19.59 
9.5 5.80 13.51 109.1 91.06 13 11.81 
