317 
Die Anwendung der Methode der Totalreflexion 
in der Petrographie. 
Von Ü. Krem. 
D:. vor beinahe hundert Jahren gemachte Entdeckung der Total- 
reflexion und ihrer Verwendbarkeit zur Bestimmung von Brechungs- 
exponenten' hat trotz der ausgezeichneten Untersuchungen SENARNoNT's” 
erst in neuerer Zeit mehr praktische Anwendung in der Physik und 
in der Mineralogie gefunden. 
Nachdem F. Kontrauscn 1877 sein Totalrefleetometer angegeben 
hatte®, gelangten nach und nach verschiedene andere Constructionen 
desselben Apparats in den Gebrauch, von denen die wichtigsten die 
von Cn. Sorert 1883, Tn. Liesiıscn 1884, 0. Purrrıcn 1887 und ABBE- 
Czarskı 1890 eingeführten sind‘. 
Es ward im Laufe der Zeit erkannt, dass starkbrechende Gläser 
besser zu verwenden sind als Flüssigkeiten, deren Brechungsexponent 
stark mit der Temperatur variirt, und dass die Methode des streifen- 
den Einfalls der der eigentlichen Totalreflexion vorzuziehen ist, der 
besseren Erkenntniss der Grenze wegen. Danach wurden auch am 
Kontrauscn’schen Totalrefleetometer entsprechende Einrichtungen vor- 
genommen, um von diesen Vorzügen Nutzen ziehen zu können und 
so mit kleineren Flüssigkeitsmengen, Verstärkung der Beleuchtung und 
Anwendung der Methode des streifenden Einfalls gearbeitet. 
‘ Laptace, Mecanique ce£eleste 1800. IV p.241; (Euvres de Larrace 1845. IV 
P-269; WorLaıston, Philosoph. Transact. 1802 p. 381. 
* De Siwarmont, Journ. de Mathem. 1856 (2) I p.305; Comptes rend. XLII 
1856 p.65, Pose. Ann. XCVII 1856 8.605. 
® Über die Litteratur, die Instrumente und die Methoden sind die Zusammen- 
stellungen bei Purrrıcn, Das Totalrefleetometer 1890, Lieriscn, Physikal. Krystallo- 
er hie 1891, und Sorrr, Elements de Cristallographie physique 1893, sowie auch 
RorH, Physikalische Krystallo hie 1894/95 nachzusehen. i 
* Diesen RER une die von A. J. Moses und WEINSCHENK, Zeitschr. 
(. Kryst, u. Mineral. B.26 S.ı 50 hinzugetreten. en 
Hier wird das Kontrauscn’sche Prineip benutzt und mit dem von SorET 18983 
Angegebenen Verfahren, dem Arbeiten mit einer Vergleichssubstanz von bekannten 
Be echungsexponenten, in Verbindung gesetzt. Da dem Krystallträger eine Einrichtung 
nicht gegeben ist, die Platte in ihrer Ebene um eine horizontale Axe drehen RR 
= ist das Instrument in seinem jetzigen Zustande nur von beschränkter Gebrauchs 
fähigkeit, Diesem Übelstande wäre aber leicht abzuhelfen. 
