Kreın: Totalrefl. Methode i.d. Petrographie. 319 
weder monochromatisches Licht direet aus (Tiegel mit Natronsalz in 
der Gebläseflamme), oder es wird aus dem weissen Licht eines Auer- 
brenners Natronlicht durch einen Nebenapparat, der aus zwei Amıcı- 
schen Prismen besteht und diese Lichtart allein austreten lässt, ge- 
wonnen. — Der ganze Apparat scheint gute Bilder zu liefern. Nach- 
theile ‚sind, dass man das Objeet nieht leicht und einfach eentriren 
und, wenn es centrirt ist, für seine Centrirung nicht garantiren kann; 
fernerhin muss sich das stark brechende und weiche Glas des Prisma’s 
leicht abnützen, wenn man den Schliff auf ihm dreht, und es ist miss- 
lieh, den.Contact von Verbindungsflüssigkeit, Glas und Mineral stets 
gut zu erhalten und für denselben zu garantiren. 
Da ich mich schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken getragen 
habe, Untersuchungen gleicher Art in ähnlicher Weise ausführen zu 
können, so möchte ich im Nachfolgenden andere Vorschläge machen 
und es ausführen, wie man: 
I. die Gemengtheile eines Dünnschliffs bestimmen kann, 
indem man die Grösse ihrer Brechungsexponenten ermittelt; 
U. die Gemengtheile eines Dünnschliffs gewissermaassen 
dadurch sondern kann, dass man verschiedenen Medien ge- 
genüber Totalreflexion beobachtet oder nicht. 
Diese letztere Methode würde der von Exxer' angegebe- 
nen nahe stehen und der der Trennung der Gesteinsgemeng- 
theile durch ihr speeifisches Gewicht in einem gewissen 
Sinne vergleichbar sein. 
I. Instrumente zur Bestimmung der Brechungsexponenten von Mine- 
ralien in Dünnschliffen vermittelst der Methode der Totalreflexion. 
Bei allen Instrumenten kann man im reflectirten, wie im streifend 
einfallenden Lichte arbeiten. Wenn es irgend angeht, verdient letztere 
Methode den Vorzug. 
Das betreffende Mineral muss stets direct oder durch eine Ver- 
bindungsflüssigkeit mit dem stärker brechenden Medium in Contact sein. 
In letzterem Falle muss die Breehbarkeit der Verbindungsflüssigkeit 
grösser als die des Krystalls sein. 
Dünnschliffe sind daher stets unbedeckt zu verwenden, und, wenn 
Sie bedeckt sind, ist das Deckglas abzunehmen und die Schliffober- 
Ve RUNGEN 
1 ‘A. Exner, Archiv. für mikr. Anatomie 1885, XXV S.97. Das u 
"strument, das sogenannte Mikrorefractometer, bestimmt die Brechungsexponenten ee 
Substanzen durch Eintauchen derselben in Medien von bekannter Brechbarkeit. 1 
Bleichen (mittleren) Brechungsexponenten verschwindet die Substanz. 
