322 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 26. Mai. 
Auf einer Bodenplatte erheben sich zwei Ständer. Der eine, der 
die optischen Theile (Mikroskop oder Fernrohr) trägt, ist gegen den 
anderen auf einem Schlitten verschiebbar. Dieser letztere lässt in Schlitten- 
führung ein Glasgefäss aufschieben; dasselbe trägt nach vorn zu eine 
Planplatte mit Hülfe des Gauss’schen Spiegels senkrecht gegen die 
optische Axe des Beobachtungsinstruments gerichtet. Um dies Gefäss 
greift von hinten herum ein schmaler, aber starker Metallträger, in 
den der oben genannte Theil des Drehapparats eingeschoben werden 
kann. Dieser Theil gestattet eine Drehung um eine verticale und um 
eine horizontale Axe. — Am Ständer selbst ist noch eine Linse zur 
Concentration des Lichts angebracht; dieselbe ist um das Gefäss drehbar 
Fig. 1. 
und verstellbar. Am Trägerarm kann man auch noch ein Sehloch ein- 
schneiden und ein Nicol mit Linse hinter dem Instrumente als Polarisator 
anbringen, so dass man (unter Hinzurechnung des später zu besprechen- 
den Analysators) im polarisirten Lichte in gewissen Fällen arbeiten kann. 
In den Tisch des Instrumentes passen drei verschiedene Systeme 
von Blenden, die Öffnungen von #, ı, 2, 3" Durchmesser haben. 
Die Blenden werden in die Tischöffnung eingesetzt und mit vor 
schlagbaren kleinen Klemmen gehalten; das Gleiche kann mit einer 
Glasplatte geschehen. 
: Das erste System ist so beschaffen, dass ein, auf einem Object 
träger liegender Dünnschliff, der mit dem Objeetträger aufgelegt wird, 
in die verticale Drehaxe kommt. Die Beobachtung geschieht von der 
vorderen, Theilungsseite, aus. 
