Krein: Totalrefl. Methode i.d. Petrographie. 
325 
gegen das Fernrohr ganz roh vorher zu bestimmen. — Man beachte dabei 
auch, dass sehr nahe gleiche n und N sehr grosse Winkel 2p ergeben. 
Ein mehr Neuermittelungen dienendes Instrument stellt die fol- 
gende Disposition dar. 
2. Beobachtungsinstrument nach dem Prineipe von 
ABBE-Üzarskı. 
Auf dem graduirten Tische eines Mikroskops ist die Totalreflexions- 
vorriehtung befestigt und durch Schrauben justirt, am Ständer des 
ig. 2. 
Mikroskops sitzen Theilkreis und 
Fernrohr, beide mit einander ver- 
bunden und um eine horizontale 
Axe, Fig. 2, drehbar an. (In dieser 
Figur sind die Nebentheile, wie 
Loupe am Kreis, Verdunkelungs- 
schirm an der Halbkugel, Stifte am 
Drehtisch u.s.w. weggelassen.) 
Das Mikroskop hat den Zweck, 
zu sehen, ob der Schliff mit der 
Halbkugel in allen Theilen Contaet 
hat. Dann soll es erkennen lassen, 
wann beim Tischdrehen die Aus- 
löschungen in den Mineraltheilen 
stattfinden, ob eine Fläche senk- 
recht zu einer optischen Axe eines 
zweiaxigen oder zu der optischen 
Axe eines einaxigen Minerals ist 
und welcher Art die Elastieitäts- 
verhältnisse in der Platte sind. Zu 
diesem Behufe besitzt das Mikro- 
skop ein einschiebbares Nicol als 
Analysator und einen Schlitz über 
dem Objeetiv für ein Gypsblättchen, 
sodann ein unteres Nicol als Po- 
larisator, orientirt auf- und ab- 
stellbar eingerichtet. Die Säule, 
welche die Halbkugel trägt, ist 
hohl und diese selbst unten plan 
angeschliffen, parallel der oberen 
Fläche. Halbkugel und Säule kön- 
nen vermittelst des Mikroskop- 
