| 
j 
« 
| 
Re EST BE ERNEN S E  ER 
Krem: Totalrefl. Methode i. d. Petrographie. 327 
oben. Dann müssen Glas, Canadabalsam, Mineral, Verbindungsflüssig- 
keit und Halbkugel in aufsteigender Reihe der Brechungsexponenten 
stehen und die einzelnen Schiehten müssen planparallel sein'. Hat man 
2.B. ein Mineral von niedrigerem Brechungsexponenten als Canada- 
balsam von 1.54, z.B. Orthoklas mit n= ı. 523 zu untersuchen, so 
muss man die Verbindung mit einer Substanz herstellen, die über Glas 
1.51 und unter Orthoklas 1.523 ist, also z.B. ein Canadabalsam- 
Glyeeringemisch wählen. 
Das Praeparat, was untersucht werden soll, wird auf die Halb- 
kugel centrisch aufgelegt und diese Stellung mit dem Mikroskop con- 
trollirt. Alsdann legt man entweder auf das Praeparat eine sehr dünne 
dunkele Blende mit Sehloch und lässt das Licht vermittelst einer Linse 
streifend und etwas von oben her auf die Platte fallen, oder man legt 
auf die Oberfläche der Halbkugel Scheiben von demselben Glase, 
die planparallel, unten glatt und oben, bis auf ein Sehloch, matt sind, 
und bringt auf diese Platten den Schliff auf, selbstverständlich so, dass 
der Krystall im Gestein ‚ den man untersuchen will, mit einer passenden 
Verbindungsflüssi gkeit auf'den polirten Theil des Abblendeglases kommt. 
Man kann auch alle Schlifftheile, mit Ausnahme der zu unter- 
suchenden, mit Tusche-schwärzen, sofern die Verbindungsflüssigkeiten 
diese Öperation nicht zerstören. Liegen die zu untersuchenden Partieen 
etwas von einander entfernt, so stelle man eine Partie eentrisch ein 
und beobachte: die anderen werden dann wenig stören, eventuell be- 
decke man sie?. 
Als Liehtquelle nimmt man eine starke Natriumflamme oder, viel- 
leicht noch besser, die aus zwei Amıcr’schen Prismen bestehende Vor- 
Fichtung, die mit Tageslicht oder einer Auerlampe ein Licht wie ein 
einheitliches Na-Licht gibt’, oder die Auerlampe selbst. Die letztere 
liefert dann ein Spectrum, bei dem man, wenn es nicht auf die grösste. 
Genauigkeit ankommt, auf die Grenze Gelb-Roth einstellen kann. Ganz 
ntauglich wegen der Lichtschwächung sind die Strahlenfilter, gefärbte 
äser oder gefärbte und mit einander zu combinirende Gelatineplatten. 
Da, wenn man obere Blenden anwendet, dieselben sehr dünn sein 
Müssen (geschwärztes dünnes Glas ist manchmal noch besser als dünnes 
etall), so tritt das Licht fast vollkommen streifend ein‘, und man 
en 
; Vergl. Purrricn, a.a. 0. 1890 S8.66. A 
an Für den Fall, dass das oben erwähnte Verfahren des Hrn. Pvrrricn sich au 
vu chliffe anwendbar erweist, kann man natürlich Vieles von den erwähnten Ab- 
endungsverfahren aufgeben. 
i Diesen Vorschlag machte schon Hr. Warzeranr 1897 1. c. p. 246. er 
merkl; eine Abweichungen vom streifenden Einfall verändern den Eiffect a 
d lich, vergl. Purrrica 1890 a.a. 0. S.2—6. Im Nothfalle muss man die Umgebung 
°S Krystalls auf der Schliffiläche schwärzen. 
Sitzungsberichte 1898. 3 
