328 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 26. Mai. 
geniesst den Vortheil eines halb dunkelen, halb hellen Gesichtsfeldes. 
Auch auf die Gestalt des Objeetträgers kommt es dabei an, am vortheil- 
haftesten sind für die Beobachtungen runde, doch geht es auch mit 
quadratischen; längere, rechteckige wirken am ungünstigsten, wenn die 
lange Seite im Gange der Strahlen steht. Es kommt nicht nur das Licht, 
was in der Grenzschieht läuft, sondern stets noch das mit in Betracht, 
was durch den Objeetträger passirt. Alles sonstige störende Seitenlicht 
ist abzublenden. 
Um den Einfluss der Temperatur zu eliminiren, beobachte man 
neben den Ablesungen der Grenzen für den Krystall, auch von Zeit zu 
Zeit die für das Glas selbst, wenn der Brechungsexponent desselben für 
eine oder mehrere Farben bei einer oder mehreren Temperaturen nicht 
vorher vermittelst der Methode der prismatischen Ablenkung bestimmt 
worden ist. Die eventuellen Änderungen der Brechungsexponenten des 
Glaskörpers N kann man bei der Berechnung von n nach sing, N\=n 
in Betracht ziehen. 
Zu einem besonderen Zwecke ist auch von H. Leiss die Einrichtung 
gemacht worden, die in Fig.2 auf der Halbkugel abgebildet ist, näm- 
lich in die Halbkugel, hier vom Brechungsverhältniss 1.7, eine halb- 
kugelförmige Höhlung zu bohren, dieselbe mit einer diekflüssigen Sub- 
stanz gleichen Brechungsverhältnisses: Naphtylphenyl-aceton-dibromat, 
n = 1.7, nachdem die Blende aufgelegt ist, zu füllen! und danach die 
Schlifffläche aufzuschieben. 
Es ist zu erwarten’, dass dann zunächst alle Substanzen bis n=1.7 
untersucht werden können und dabei die Politur des Glases der Halb- 
kugel nicht unnöthig abgenutzt wird. 
b. Methode mit Totalreflexion. 
Das Instrument muss durch einen Hohlspiegel Licht von unten 
erhalten. 
Das Praeparat kann stets auf dem Objeetträger bleiben und wird auf 
die Abblendeglasplatte mit hellem eentralem Sehloch aufgelegt. — Ge- 
legentlich kann man auch die nicht zu untersuchenden Partien schwär- 
zen, sofern die anzuwendenden Verbindungsflüssigkeiten dies erlauben. 
Das Verfahren ist sonst das Bekannte. | 
Bei allen Operationen, sofern doppelbrechende Körper vorliegen, 
versichere man sich der 2 Auslöschungsriehtungen auf der Platte, be- 
handele im Drehapparat und schliesse auf die Lage. 
ı ’ Ne 
Dieses Einfüllen muss mit einer Pipette erfolgen und das Bilden von Luft- 
blasen Rn vermieden werden. Zu dem Ende darf nicht zu viel eingefüllt werden. 
u a ersuche war ich bis jetzt nicht in der Lage hierüber anstellen 
u können, da ich mir die obige Substanz nicht in tauglichem Zustande verschaffen konnte. 
ET N N er ae 
