1 10 JORNAL DE SGIENGIAS MATHEMATICAS 



PHYSICA 



1. Manómetro de ar comprimido 



Algumas considerações sobre a graduação do manómetro de ar comprimido. 



lima applicação muito curiosa deste apparelho 



á determinação da densidade dos líquidos, por um processo inteiramente novo 



POR 

 VIRGÍLIO MACHADO 



O manómetro de ar comprimido é uma applicação da lei de Ma- 

 riotte. 



Consiste n'um tubo de vidro fechado, na sua parte superior e aberto 

 na extremidade opposta, pela qual mergulha n'um reservatório de mer- 

 cúrio envolvido por um cylindro metallico. (Fig. d) 



O vapor quando chega ao interior d'este cylindro exerce a sua 

 pressão sobre a superfície do mercúrio e fal-o subir no tubo. O ar que 

 ahi existe comprime-se quando o mercúrio sobe. 



Vê-se pois que é pela reducção de volume soffrida pelo ar contido 

 no tubo manometrico, que se avaliam as pressões. 



A pressão do vapor, que se exerce sobre o mercúrio na capsula, 

 não é toda ella empregada na reducção do volume oceupado pelo ar; 

 isto é, não ha simplesmente a lueta da pressão sobre o mercúrio, exte- 

 rior ao tubo, com a elasticidade do ar contido no mesmo tubo. 



Uma parte da pressão do vapor é equilibrada pelo peso da columna 

 de mercúrio, que sobe no interior do tubo, para reduzir o volume do 

 ar ahi contido. 



Se o mercúrio não fosse um corpo pesado (e podesse subir no 

 tubo quando se exercesse pressão sobre o nivel do mesmo liquido, na 

 capsula), o volume do ar comprimido seria sempre inversamente pro- 

 porcional a toda a pressão exercida sobre a superfície do mesmo li- 

 quido. 



