d'optique théorique et pratique. 35 



Les grands verres se polissent sur du papier enduit de 

 tripoli. A cet effet, on colle avec de l'empois, sur l'outil, 

 un disque ou une bande de papier fin, on fait sécher; on 

 ponce le papier, on le brosse, on y étale du tripoli fin; 

 puis, soit en frottant le verre circulairement (au tour ou 

 à la main), ou à Faide d'un mouvement de va-et-vient 

 (polissage à la bande), on obtient ce poli si vif que tout le 

 monde connaît. 



Pour unir les verres sur les bords, on se sert de bar- 

 rettes de fer fixées sur le tour. Dans les verres achroma- 

 tiques, on unit le flint au crown à l'aide d'une résine trans- 

 parente. C'est le baume du Canada dont on se sert 

 spécialement pour cet usage. 



A l'égard du polissage, nous ne nous arrêterons pas à 

 l'emploi du drap enduit de rouge, car ce polissage est dé- 

 fectueux, mais nous donnerons quelques détails sur la fa- 

 brication des lentilles de microscope et sur le polissage. 



Nous avons vu que pour travailler les verres, on les te- 

 nait à l'aide de molettes de liège : ce procédé s'applique 

 aux verres d'une certaine dimension; mais, pour les petites 

 lentilles, on les fixe au bout de tubes de verre plein, qui 

 permettent alors de faire mouvoir la lentille comme on le 

 désire. 



S'il s'agit d'amener un morceau de verre à la courbe, 

 on commence par l'user sur une meule de grès en le te- 

 nant au bout d'un tube de verre; on vérifie à l'aide d'un 

 calibre, puis on passe ensuite le verre dans l'outil. 



Si un flint doit être plan sur l'une des surfaces ou lé- 

 gèrement convexe ou concave, on prend un disque pou- 

 vant contenir 10 a 12 lentilles ; on travaille ce disque, puis 

 on découpe ensuite : il ne reste plus qu'à faire le côté con- 

 cave destiné à recevoir le crown. Dans ce dernier cas, il 

 faut travailler séparément chaque petite lentille. 



