60 DU MICROSCOPE. 



portant un diaphragme , ou bien un disque de glace, 

 lorsqu'il s'agit de faire des dissections. 



M, pièce de cuivre portant deux miroirs, l'un plan et 

 l'autre concave. Ladite pièce est mobile en D, afin d'obte- 

 nir, dans certains cas, la lumière oblique. 



Les différents mouvements du miroir permettent de 

 lui donner toutes les inclinaisons, afin d'éclairer conve- 

 nablement l'objet. Nous parlerons de ce point important 

 dans un chapitre spécial. 



Voyons maintenant comment on se sert de l'instrument. 



L'objet, convenablement disposé (voyez les chapitres 

 relatifs à la dissection et à la préparation des objets), est 

 placé sur la platine. La lentille étant maintenue dans l'an- 

 neau, on approche l'œil du doublet, puis on incline le mi- 

 roir de manière à faire tomber la lumière sur l'objet ; ce- 

 lui-ci étant éclairé, on fait mouvoir le bouton à pignon, 

 qui entraîne la crémaillère placée sur l'arbre qui porte la 

 lentille, et l'on arrête lorsque l'objet est devenu net ou au 

 point. 



On règle ensuite la lumière au moyen du miroir et 

 du diaphragme placé sur la platine. 



Pour les objets opaques, on se sert d'une loupe qui se 

 fixe sur la platine. 



La figur e 60 représente un microscope simple d'une 

 construction plus précise, quoique servant exactement aux 

 mêmes usages que ceux ci-dessus décrits. Les tiges rondes 

 à crémaillère sont remplacées par des liges carrées, ce 

 qui donne aux mouvements une très-grande précision; la 

 platine est très-large et munie d'un diaphragme variable, 

 qui peut s'enlever à volonté. L'instrument peut recevoir 

 deux doublets qui peuvent se présenter simultanément au- 

 dessus de l'objet au moyen du pivot placé à la tige qui les 

 supporte. 



