DU MICROSCOPE. (35 



Ce sujet : « Plusieurs ophthalmologistes distingués nous 

 avaient souvent demandé une loupe ou microscope simple 

 assez puissant pour examiner les yeux malades des per- 

 sonnes qui se confiaient à leurs soins. La difficulté n'était 

 point de construire un microscope assez puissant, mais de 

 le disposer de telle sorte que,' le grossissement demeurant 

 le même, le foyer ne fût pas trop près de la lentille. En 

 effet, quand on place un corps trop près d'un œil, surtout 

 lorsqu'il est malade, les paupières se ferment à l'instant, 

 et l'on est obligé de les maintenir ouvertes, soit avec les 

 doigts, soit au moyen d'instruments appropriés; mais cette 

 violence, quelquefois très-douloureuse, a encore pour effet 

 d'irriter l'œil, et d'augmenter sa disposition à la mobilité 

 et à la difficulté de suivre ses mouvements. » 



Nous avons disposé cette loupe en employant un ob- 

 jectif bi-achromatique D, comme le représente la figure 61 . 

 En G«se trouve l'oculaire concave ; À est 

 un tube qui entre à frottement dans celui 



B, de façon à obtenir des amplifications 



de 3 à 7 ou 8 fois. On peut aussi adapter 



cet instrument au microscope simple ou 



au porte-loupe, et avoir environ de 3 à 



8 centimètres de distance entre l'objet et 



l'objectif. Nous avons aussi disposé de 



semblables loupes pour l'uréthroscope ou 



endoscope du docteur Desormeaux. 

 Pour l'examen des yeux et de la peau, 



en raison du grossissement et de la lon- 

 gueur du foyer, on peut certes recom- Fi g- 61. 



mander cette loupe; mais pour les dissections, nous ne 



craindrons pas de dire que les dispositions déjà décrites 



sont infiniment préférables. 



ARTHUR CHEVALIER. 5 



