DU MICROSCOPE COMPOSÉ. 81 



ii immersion ne peut se construire qu'à partir de la série 

 n° 7, mais on peut alors faire des n os 8, 9 et 10. Suivant les 

 constructeurs, les amplifications sont variables par rapport 

 aux séries de tel ou tel numéro. 



Depuis les idées d'Amici, on a fait bien des tentatives; 

 on a construit des séries formées de lentilles de verre, 

 unies à des lentilles de rubis spinelle, en diamant. Mais ces 

 détails de construction nous entraîneraient trop loin pour 

 que nous puissions nous y arrêter. Relativement au prin- 

 cipe de l'immersion, il se résume à faire des lentilles 

 telles que l'on tienne compte du liquide interposé en con- 

 struisant les courbes des lentilles, c'est-à-dire que la sphé- 

 ricité des verres doit être en raison de la réfraction du 

 fluide ajouté, 



Une des choses les plus utiles imaginées pour l'objectif 

 du microscope est sans contredit l'emploi de la correction, 

 système indiqué par Andrew Ross, savant opticien anglais. 

 Son système consiste à avoir un objectif dont le mécanisme 

 permet d'éloigner ou de rapprocher la lentille frontale 

 (celle du côté de l'objet) des deux autres. On obtient aussi 

 de bons effets en faisant la correction par la lentille posté- 

 rieure. On sait que si un objet est découvert ou couvert d'un 

 verre, la réfraction et la dispersion seront différentes par 

 rapport à la combinaison de lentilles, et l'effet sera incom- 

 plet. Donc, en suivant le système de Ross, on obvie à cet 

 inconvénient, car sur le tube où se trouvent les lentilles 

 un index est marqué et correspond à deux lignes D et C, 

 indiquant à quel point on doit amener l'écartement, sui- 

 vant que l'objet est découvert ou couvert. C'est à l'aide du 

 collier placé à la partie supérieure que l'on peut, en tour- 

 nant, faire varier Fécartement. Cet écartement se tâtonne 

 en regardant dans le microscope. En effet, ayant mis l'index 

 au point couvert, suivant le degré d'épaisseur du couvrc J 



ARTHUR CHEVALIER. 6 



