' BU MICROSCOPE COMPOSÉ. 83 



croscopes. Des fabricants de mérite ont aussi contribué 

 aux progrès en construisant d'excellentes lentilles, et en 

 suivant les principes que j'ai indiqués, mais il faut bien 

 rendre justice aux créateurs, à ceux qui produisent, et 

 qui, bien souvent, en échange de leurs peines, ne. reçoi- 

 vent pas la moindre reconnaissance. 



C'est avec justice que nous citerons ici, comme ayant 

 contribué aux progrès du microscope par la perfection de 

 leurs lentilles, MM. Hartnack en France, A. Ross fils, Po- 

 wel et Lealand en Angleterre, Schieck et Pistor en Alle- 

 magne, Zeiss à Iéna. 



Je vais maintenant donner la description des différents 

 modèles des microscopes employés en France, en signalant 

 les avantages particuliers à chacun d'eux, en faisant remar- 

 quer que ces modèles comprennent toutes les formes de 

 microscopes actuellement en usage. Gomme il est très- 

 facile de faire varier la forme du microscope, on pourrait 

 donc construire encore d'autres modèles , suivant les idées 

 des observateurs. Le modèle le plus simple est représenté 

 figure 71. 



Ce 7nicroscope usuel se compose d'un pied solide A, de 

 fonte de fer ; sur la partie inférieure, le miroir M est ar- 

 ticulé de manière à envoyer sur l'objet de la lumière di- 

 recte ou oblique. La platine, munie d'un diaphragme va- 

 riable, est très-solide et ne peut fléchir en aucun cas. Le 

 tube T se meut à frottement doux, dans le coulant X, et 

 donne le mouvement prompt pour la mise au point; le 

 mouvement lent est obtenu à l'aide de la vis de rappel Z. 

 — On le voit, cet instrument, fort simple en apparence, 

 est cependant construit pour être d'un emploi facile. Les 

 mouvements sont très-précis, et permettent des observa- 

 tions exactes. On y adapte la série n° 5 et l'oculaire 2, et 

 l'on obtient ainsi des amplifications de 50 à 300 fois. 



