UU MICROSCOPE COMPOSÉ. 95 



déclive, lorsque l'œil est incliné en bas de manière à voir 

 dans le microscope, ce fluide doit nécessairement se porter 

 sur la cornée en face de l'ouverture pupillaire. Pour peu 

 que l'œil soit prompt à se fatiguer, la sécrétion de l'humeur 

 sera augmentée et dès lors il ne reste plus qu'à suspendre 

 les recherches. Avec le microscope horizontal, au con- 

 traire, le corps reste parfaitement droit. Le fluide lubri- 

 fiant du globe oculaire s'amasse dans la gouttière que lui 

 fait la paupière inférieure d'où il est repris par les conduils 

 lacrymaux. Du reste, V apjilication des meilleures chambres 

 claires et de certains procédés micrométriques exige la 

 position horizontale du savant Amici, et de plus les expé- 

 riences chimiques sont d'une extrême facilité lorsque le 

 microscope est dans cette position. » 



On voit donc par ce bref énoncé que le microscope ho- 

 rizontal a de grands avantages. Quelques observateurs 

 préfèrent la position inclinée; du reste, ce microscope 

 peut facilement se placer à toutes les inclinaisons pos- 

 sibles. Cet avantage est obtenu à l'aide d'une simple char- 

 nière; quelques observateurs arrivent à cet effet avec un 

 prisme, mais ce moyen ne vaut pas le précédent, car il fait 

 perdre de la lumière. La nouvelle disposition de la vis de 

 rappel; celle de la platine, du miroir; enfin l'ensemble de 

 toutes les combinaisons qui assurent la justesse et la préci- 

 sion, font facilement voir que ce microscope est vraiment 

 universel. Comme nous allons le voir, ces divers change- 

 ments s'obtiennent très-facilement, les pièces se remplacent 

 et les mouvements s'exécutent, sans que l'instrument 

 éprouve le moindre dérangement dans sa stabilité, à cause 

 de la précision apportée dans la disposition mécanique. 



La figure 82 représente l'instrument qui se visse sur 

 un pied de cuivre. Dans ce microscope, le tube T se meut 

 à frottement doux dans le tube Z, la lige D pivote dans 



