DU MICROSCOPE COMPOSÉ. i>7 



Le miroir II est mobile autour d'un anneau pour obtenir 

 la lumière oblique. La platine est mise en mouvement par 

 le pignon 0. La vis de rappel Q donne le mouvement lent. 

 Le diaphragme variable R est fixe sur une pièce à char- 

 nière et à pivot qui permet de le supprimer. Nous avons 

 déjà vu comment on transforme le microscope horizontal 

 en vertical : pour avoir un microscope simple, il suffit 

 d'enlever le corps du microscope fixé au support sur la 

 pièce PA au moyen du bouton g ; on le remplace par un 

 anneau qui se fixe de rnême avec le bouton g et qui est 

 destiné à tenir les doublets. Pour avoir le microscope 

 chimique, rien n'est plus simple : Faites décrire un quart 

 de cercle de droite à gauche au tube Z et au porte- 

 prisme qui se meut à frottement sur le tube A. Cela fait, 

 retirez le bouton G, et relevez la colonne G sur la char- 

 nière, E, faites alors décrire un demi-cercle à l'appareil 

 sur le pivot S, abandonnez le tout sur la charnière, afin 

 que l'appareil se trouve horizontal, et vous aurez un ex- 

 cellent instrument disposé pour les expériences chimiques. 

 Il ne vous restera plus'qu'à retourner la platine et à poser 

 dessus une plaque portant des lampes à alcool, si on dé- 

 sire faire intervenir la chaleur. 



Ce microscope peut aussi s'employer à toutes les incli- 

 naisons que l'on désire au moyen de la charnière E. Si 

 l'on veut employer la lumière directe, on peut relever 

 l'appareil horizontalement sur la charnière E, ou, cela 

 fait, en lui faisant décrire un quart de cercle sur le pivot S, 

 on le place encore dans la position horizontale sans dif- 

 ficulté. 



Du reste, au moyen de la charnière E et du pivot S, il 

 est facile de concevoir que l'on peut diriger le microscope 

 dans toutes les positions que l'on peut désirer. Si l'on a lu 

 attentivement cette description, on pourra voir que le mi- 



ARÎHUR CHEVALIER. 7 



