112 DES MICROSCOPES SOLAIRE, A GAZ, ÉLECTRIQUE, 



tous les corps imaginables, et notamment les boîtes à pa- 

 rois parallèles transparentes. 



Voyons maintenant comment est construit le système 

 amplitîcatif. 



H est une tige carrée que le bouton d'engrenage F fait 

 glisser dans la boîte G. A son extrémité se trouve fixée à 

 angle droit la pièce I, qui reçoit les trois lentilles achro- 

 matiques K, et dans certaines circonstances la lentille 

 concave L, dont nous reparlerons. Tout près de L se 

 trouve une vis de rappel pour mettre exactement au 

 foyer. 



Charles Chevalier a aussi appliqué au microscope solaire 

 l'emploi de la vis de rappel pour les mouvements lents. 

 Aussitôt qu'il parvint, en 182B, à faire des lentilles achro- 

 matiques, il les adapta au microscope solaire. Le petit 

 modèle de microscope solaire ne diffère du précédent que 

 par son moindre volume et par la suppression de divers 

 accessoires mécaniques. 



Quoique son effet soit moins puissant que celui du grand 

 modèle, cet instrument est aussi parfait et procure les 

 mêmes effets, mais le champ de l'image est plus rétréci. 



Avant d'indiquer la marche à suivre pour faire usage 

 de l'instrument solaire, expliquons en quelques mots la 

 théorie de l'instrument. 



M (fig. 92) représente le miroir, G le grand condensa- 

 teur, c le focus, L les trois lentilles achromatiques, A la 

 lentille concave achromatique, P est un prisme rectan- 

 gulaire. 



RR' représentent les rayons solaires réfléchis en rr' par 

 le miroir M, réfractés par le condensateur C, et enfin par la 

 lentille c, qui les concentre sur l'objet o. Les rayons qui 

 partent de l'objet sont repris et réfractés de nouveau par 

 les lentilles L, et vont, après s'être entrecroisés, former, 



